INOTES. 83 



Pour approcher autant que possible de ce résultat, il est nécessaire que : 



1" Le réservoir du liquide et le mesureur soient aussi éloignés des murs que le per- 

 mettent les dimensions de la place dans laquelle ils sont installés; 



2" La différence entre le niveau du liquide contenu dans le réservoir et le haut du 

 mesureur ne dépasse pas dix centimètres. 



L'observation prouve que la température de l'uir d'une salle n'est pas la même par- 

 tout; elle augmente à mesure qu'on s'élève du sol et diminue du centre vers les murs. 

 Près des murs, elleest plus variable que vers le milieu. Lorsqu'on installe les appareils au 

 milieu d'une salle, ils se trouvent donc dans une zone d'air où la différence de tem])é- 

 rature est la moins grande. Pour ce motif, je fais amener au milieu de la chambre la table 

 qui supporte le réservoir et le mesureur, qui est fixé dans un anneau soudé à une tige 

 mobile ou dans une pince, qu'on peut à volonté élever ou descendre. 



La position du mesureur est réglée de manière que, au commencement d'une série 

 d'essais, le nivenu du liquide contenu dans le réservoir dépasse au maximum dix rcnii- 

 mctrcs le haut de la pipette. La figure n° 2 représente cette installation. Ces dispositions 

 ont été scrupuleusement observées dans tous les essais consignés dans mes recherches de 

 statifique chimique et de la vérification des liqueurs décimes. 



J'ai reconnu, de plus, que ])our assurer la constance de la température, il est néces- 

 saire de soustraire les appareils au rayonnement du corps de l'opérateur; on arrive à ce 

 résultat en enveloppant d'un tissus de laine blanc et épais, le réservoir et le mesureur, 

 comme cela se pratique pour les calorimètres ; on peut garantir ainsi le maintien de la 

 température à ± 0°,!. 



Dans les laboratoires d'essai des matières d'argent, on place généralement le réser- 

 voir de la liqueur normale contre les murs et à la partie la plus élevée de la salle. J'ai 

 constaté que dans ces positions, il peut y avoir pendant l'été entre la température 

 d'un liquide au niveau du mesureiu- et celle de la liqueur normale, une différence de six 

 et même de huit degrés. Ces installations conduisent rnlaiemcnt à des grandes incerti- 

 tudes sur le poids spécifique de la liqueur normale qu'on suppose constant pendant 

 qu'on emplit et vide successivement un grand nombre de fois le mesureur. 



Je remplace les robinets en métal ou en verre qui exigent l'intervention de corps 

 gras, par une pince plate, s'ouvrant par la pression exercée à volonté à l'aide des doigts. 

 La figure n° 3 représente la pince en grandeur naturelle. Les deux branches en métal qui 

 la composent sont maintenues par des anneaux de caoutchouc ; elles se meuvent autour 

 d'un petit cylindic en verre ou en acier. 



Pour le remplissage du mesureur, on adapte à sa partie inférieure, le tube en caout- 

 chouc qui est attaché au siphon plongé dans le mesureur et, afin d'éviter le jaillissement 

 du liquide par la pointe qui termine le mesureur, on met cette pointe en communiiation 

 avec un tube en caoutchouc qui conduit l'excédant de liquide dans un flacon. 



En prenant ces dispositions il peut découler encore quelques gouttes de liquide le long 

 du mesureur; pour ce motif on engage à l'aide d'un bouchon en caoutchouc dans une 

 soucoupe de iverre trouée, le tube lermiiiai de la pipellc, ainsi que le nionlre la figure 

 n° 2. 



