84 NOTES. 



Pour procéder à la vidange du mesureur, on commence par enlever le tube en 

 caoutchouc adapté au sommet de la pipette, ensuite on applique le doigt sur l'ouverture 

 qu'elle présente et on détache le bout du tube en caoutchouc, adapté à sa partie inférieure, 

 en exerçant à la fois une pression sur une portion du tube en caoutchouc rempli de 

 liquide et une traction sur le bout de ce tube. 



Si l'on se borne à exercer une traction seulement sur le tube en caoutchouc, on risque 

 de faire pénétrer une petite bulle d'air dans le mesureur. Cet inconvénient ne se présente 

 jamais, si l'on a soin de détacher le tube en caoutchouc avec pression et traction simul- 

 tanées. 



En enlevant ensuite le doigt appuyé sur le sommet du mesureur, celui-ci se vide 

 naturellement. 



De la mesure des liquides altérables par leur passage au travers d'un tube en caoutchouc. 

 — Une liqueur normale ou décime d'azotate d'argent est réduite par son passage au tra- 

 vers d'un tube en caoutchouc. 



La vérification de ces liqueurs exige donc un dispositif d'appareils différent. Pour 

 être certain de l'unité de mesure, il est indispensable de se servir d'une seule et 

 même pipette. Lors des vérifications que j'ai faites, j'ai eu recours à plusieurs moyens. 

 Celui qui m'a fourni les résultats les plus constants et que je considère comme préférable, 

 consiste dans la disposition que représente la figure n° i, planche IL 



L'appareil comprend : 



1° Un mesureur; 



2° Un tube courbé en U ; 



3° Un siphon muni d'un robinet en verre et d'un tube terminal de quatre à cinq centi- 

 mètres de longueur ; 



4° Un réservoir contenant le liquide à faire pénétrer dans le mesureur. 



On munit d'un bouchon de caoutchouc le gros tube inférieur du mesureur, ainsi que 

 le tube terminal du siphon. Après avoir, au préalable, amorcé le siphon et fermé le 

 robinet, on adapte à ces bouchons le tube en U. 



En tournant la clé du robinet, le liquide débité, après avoir rempli la partie courbée du 

 tube en U monte dans ses deux branches verticales. Comme les tubes qui terminent le 

 mesureur et le siphon descendent de 3 à 4 centimètres dans les branches de l'U, le 

 liquide, en remontant dans la pipette, ne saurait toucher le caoutchouc des bouchons. Il 

 en reste, en effet, séparé par un coussin d'air de 2 à 5 centimètres de hauteur. 



Dès que la pipette est remplie, on tourne la clé du robinet, et après avoir appliqué un 

 doigt sur l'ouverture supérieure du mesureur, on détache le tube en U du système. En 

 enlevant le doigt, le liquide contenu dans la pipette s'écoule dans le flacon placé au-dessous 

 de l'appareil. 



Lors des vérifications que j'ai faites des liqueurs décimes, j'ai exécuté pour chacune 

 d'elles trois essais de contrôle. Pour les effectuer, j'ai adapté de nouveau le tube en Uaux 

 bouchons et après avoir rempli le mesureur, ainsi qu'il est dit, ci-dessus, j'ai fermé à l'aide 



