86 NOTES. 



vérifier les pipettes construites pour l'usage des laboratoires ; cette vérification justifiera 

 à leurs yeux le parti que j'ai pris, au riscpie d'y consacrer un temps que je pouvais mieux 

 utiliser. 



J'ai employé trois sortes de pipettes graduées. 



i" Une pipelie type donnant exactement un centimètre cube à 15 degrés; 



2° Des pipeltes de trois centimètres cubes ; 



3° Des pipeltes de cinq centimètres cubes ; 



La pipette type de un centimètre cube m'a servi à la confection des autres. Pour me 

 procurer ce type, j'ai pris un tube de vei're assez étroit, pour qu'un centimètre cube y 

 représente une longueur de colonne de loO à 160 millimètres. 



J'ai effilé convenablement un des bouts du tube, et j'y ai fait bouillir ensuite un 

 mélange à volumes égaux d'acides sulfuricpie et azotique concentrés, après avoir lavé à 

 l'eau pure, j'ai pesé dans le tube, dont les ])arois étaient préalablement mouillées, d'abord 

 O^^iOSO représentant le poids d'un demi-centimètre cube d'eau pesé à l'aide de poids de 

 platine, ayant placé le tube sur une machine à diviser dont la température était de 

 15 degrés, j'ai donné un trait au diamant, au point d'arrêt de la colonne. J'ai pesé ensuite 

 dans la tube 0°',y978 d'eau représentant le poids, déterminé par des poids en platine, 

 d'un centimètre cube d'eau à 15 degrés ', ayant replacé le tube sur la machine à diviser 

 dont la température était i'6 degrés, j'ai donné un second trait, au diamant, au point 

 d'arrêt de la colonne. Les vérifications auxquelles j'ai soumis des tubes, confectionnés 

 dans ces conditions, m'ont permis de constater qu'on peut répondre de l'exactitude de la 

 capacité à deux dixièmes de millimètre cube. Placé immobile dans une position verticale, 

 la pointe effilée en bas, ce type laisse écouler spontanément 0"',908 d'eau et en relient 

 0^',090 à ± Qs^OOOo. Pour déplacer cette eau retenue, il suffit d'adapler à l'autre bout 

 un tube en caoutchouc ouvert et d'exercer sur celui-ci une pression, après en avoir fermé 

 le bout libre. En pesant la pipette vidée ainsi, on retrouve le poids constaté primitivement 

 avec ses parois mouillées à — O^sODO^ représentant une différence deux fois plus forte 

 seulement de l'erreur probable de la pesée. 



Les pipeltes de trois et de cinq centimètres cubes ont été confectionnées d'après la 

 méthode suivante: on prend un tube de verre d'un diamètre intérieur tel qu'un cenlimètre 

 cube est représenté par une longueur de colonne d'environ cinquante millimètres, c'est- 

 à-dire une longueur de colonne du tiers de celle du type. 



Après avoir convenablement effilé un des bouts du tube, on fond légèrement les bords 

 de l'ouverture capillaire de manière à rétrécir tant soit peu celle-ci, et on use ensuite, à 

 l'aide de l'émeri, sur une surface plane de verre, le bout de sorte d'amener l'ouverture 

 élargie aussi, à débiter à la convenance de l'opéraleiu- vingt, ou vingt-cinq gouttes par 



' Une pesée exacte d'un poids voulu d'eau dans un tube ouvert par ses deux extrémités, mais dont l'une est 

 terminée en pointe effilée, ne présente aucune difficulté. Pour exécuter celle pesée, il suffit d'introduire dans le 

 tube un poids d'eau supéiieur à celui que l'on doit avoir, de poser ensuite le tube borizcnlalement sur le plateau 

 de la balance. En louchant à l'aide de papier à filtre la pointe capillaire, ou détermine trés-raijidemcnl la dimi- 

 nution voulue de poids. 



