EIN FONCTION DE LA TEiMPÉKAÏLRE. 27 



fausser les conclusions d'un pliysicien moins sceptique que je ne le suis 

 devenu à Tégard de mes propres travaux. 



Je vais décrire minutieusement et, je Tespére, clairement, quoique sans 

 figure, Fappareil auquel j'ai eu recours, cl la manière de le faire fonctionner. 

 Ce dernier point est capital et ne saurait trop fixer rallenlion du lecteur. 



Dans une bombonne de verre, fermée hermétiquement par un bouchon de 

 caoutchouc vulcanisé, se trouve suspeiuluc à un fil d'acier trempé au bleu, 

 une lame de verre de O'",4015 de longueur sur 0"',02G6 de largeur, pesant 

 i01='',85. Le point d'attache du fil à la lame est placé de telle sorte que ce 

 pendule ou balancier de grande surface (relative) se tient horizontalomcnl, 

 un peu plus bas que Véqualeur de la bombonne. L'extrémité supérieure du 

 fil est fixée au centre d'un tube de cristal presque capillaire, traversant à 

 frottement doux le bouchon de caoutchouc cl coudé à angle droit à sa sortie. 

 Par une seconde ouverture percée dans le bouchon pénètre un tube de verre 

 doublement recourbé en siphon, dont l'une des doubles branches est à moitié 

 remplie de mercure. Ce manomètre, à air libre, fait ainsi connaître à chaque 

 instant les variations de pression et par suite de température du gaz ren- 

 fermé dans la bombonne. La bombonne est placée sur trois piliers de bois 

 élevés, dans l'intérieur d'une cage de verre très spacieuse, d'où son col seul 

 son à l'air libre. L'air de cette cage peut être chauffé à l'aide de deux becs 

 à gaz et peut être agité vivement à l'aide d'une plaque de carton attachée à 

 une lige de verre sortant par le plancher de la cage. Cette disposition permet 

 d'obtenir une égalité parfaite de température dans toutes les parties de la 

 bombonne, qui, avec son manomètre à mercure, fonctionne ainsi comme un 

 immense thermomètre à air. Cette égalité est une condition sine qua non de 

 l'exactitude des expériences ; les courants d'air qui autrement s'établissent 

 dans la bombonne altèrent profondément le mode d'oscillation du pendule. 

 J'insiste formellement sur cette remarque. 



Le lecteur l'aura compris dès l'abord, c'est par l'observation rigoureuse du 

 mode d'oscillation du pendule que j'ai déterminé les variations el la grandeur 

 de la résistance du gaz contenu dans la bombonne. Pour faire osciller le 

 pendule, il suffit, on l'aura compris aussi, de faire aller alternativement dans 

 un sens el dans l'autre le coude du tube de cristal à la brandie verlicale 



