1)1 NE MASSE LIQI IDE SANS PESANTE! R. 23 



d'une bulle quand on Inisse ouverl le lubc qui a sei*vi à la gonfler ; il parvient 

 à ce résultat que, pour deux bulles formées du même liquide, lotîtes choses 

 égales d'ailleurs, les carrés des lemps pendant lesquelles elles se vident sont 

 entre eux comme les 7"" s puissances de leurs diamètres. Il vérifie cette loi 

 par une suite d'expériences sur des bulles «le liquide glycérfque. 



Les mémoires que nous résumons renferment encore, ;'i l'égard de la ten- 

 sion , d'autres résultais généraux qui auraient un moindre intérêt ici , par 

 exemple à certaines relations avec des faits du domaine de la chimie. 



Enfin M. Dupré décrit plusieurs procèdes au moyen desquels il a mesuré 

 la tension d'un grand nombre de liquides. 



Le premier consiste dans l'emploi d'un aréomètre de Nicholson modifié de la 

 manière suivante : le plateau supérieur est remplace par une cuvette cylin- 

 drique dans laquelle on verse le liquide à essayer; deux fils de laiton parlant 

 horizontalement des extrémités d'un diamètre de celle cuvette , se replient 

 ensuite pour descendre à l'extérieur du vase contenant l'eau, et se réunir au- 

 dessous du fond par l'intermédiaire d'un plateau destiné à recevoir le lest et 

 les poids. Après avoir. établi l'affleurement, on descend verticalement dans la 

 cuvette une lame solide mince , susceptible d'être mouillée par le liquide, et 

 dont le bord inférieur est bien horizontal : dès que ce bord louche le liquide, 

 celui-ci s'élève par l'action capillaire le long des deux faces de la lame, et sa 

 tension soulève l'aréomètre d'une certaine quantité; on ajoute alors des poids 

 oui* ramener l'affleurement, et de ces poids on déduit la tension en divisant 

 sur valeur par le périmètre du bord de la lame. J'omets ici quelques détails 

 e moindre importance qu'on trouvera dans le mémoire, ainsi qu'une pelite 

 orrection à faire subir au résultat quand on veut une grande exactitude. 



Le second procédé est , à quelques différences près dans l'appareil, celui 

 dont j'ai fait usage (5"" série, §£ 20 à 28) pour l'évaluation de la pres- 

 sion exercée par une bulle creuse sur l'air emprisonné : il se réduit, on 

 s'en souvient, à gonfler une huile à l'extrémité d'un petit ajutage qui com- 

 munique avec un manomètre indiquant la pression, puis à mesurer le dia- 

 mètre de la huile'. La tension est donnée alors par la relation, rappelée plus 



1 Ainsi que je I iii dit dans mu '>"" série, l'idée première de ce procédé, en ce qui cou- 

 cerne 1 ; • relation entre In pression <i le diamètre, esl duc ;'i M. Henry; quant à M. Dupré, 



