( i6 ) 



Influence des éléments météorologiques. Température et 

 état hygrométrique. — L'influence de l'humidité est éli- 

 minée par l'emploi des fils de suspension métalliques 

 (d'ailleurs non oxydables). L'action de la chaleur se conçoit 

 sous deux formes distinctes : 



1' Modification du champ magnétique; 2° action locale 

 sur les appareils; 



La première forme s'élimine tout d'abord, attendu que 

 la direction du champ ne subit pas, en elle-même, les écarts 

 relatifs manifestés par les appareils (on s'en assure par 

 la comparaison des déclinomèlres ordinaires). Quant à 

 l'action locale de la chaleur sur les appareils, elle revêt 

 deux modes distincts : 



a) Déformation thermique des appareils; 



6) iMouvements de l'air provoqués par la chaleur à l'in- 

 térieur des appareils. 



Le premier mode se rapporte à la variation de la cha- 

 leur en intensité; le second, à sa variation en direction 

 (par l'orientation du gradient thermique, en chaque point). 



Hypothèse a). Les appareils font office de thermomètre. 

 On devrait donc constater une correspondance, en sens 

 déterminés, des variations de la température et des varia- 

 tions d'orientation des appareils, — cela, tout au moins, 

 dans les fluctuations les plus importantes. On montre, 

 par le diagramme qui renseigne la température de l'air 

 et celle du local, que les faits sont ici en désaccord com- 

 plet avec l'hypothèse; d'abord, par les fluctuations de la 

 variation annuelle, ensuite, par les variations d'ordre 

 mensuel. C'est la déclinaison, non la température, que 

 les appareils suivent dans leurs mouvements amplifiés. 



Hypothèse b). Un point est gagné à la discussion, — (il 



