ARCHIVES 



ZOOLOGIE EXPÉRIMENTALE ET GÉNÉRALE 



FONDÉES PAR 



11. de LACAZE-DUTHIERS 



PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION DE 



G. PRUVOT et E. G. RACOVITZA 



Chargé de Cours à la Sorbonne Docteur es sciences 



Directeur du Laboratoire Arago Sous-Directeur du Laboratoire Arago 



4 e série, t. i. NOTES ET REVUE 1903. N° S 



XIV 



MICROTOME A CHARIOT VERTICAL SANS GLISSIÈRE. 1 



par Maxime Radais 

 Professeur à l'École de Pharmacie de Paris. 



Les exigences de la technique histologique imposent aux instru- 

 ments qui servent à débiter en coupes minces les fragments de 

 tissus une facilité de mise en œuvre et une précision de fonction- 

 nement qui sont loin d'être toujours réalisées. 



Un microtome doit se prêter à l'emploi du rasoir droit (coupes 

 sériées) et du rasoir oblique (coupes isolées) sans exiger de longs 

 changements dans le dispositif de l'instrument. L'usage du rasoir 

 oblique est en effet recommandable pour obtenir les plus belles 

 préparations, même avec les tissus inclus à la paraffine que l'on 

 débite plus habituellement en séries au moyen du tranchant hori- 



1 Cet appareil est construit par M. Stiassnie (ancienne Maison Vérick) à Paris. 



ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GÉN. — 4 e SÉRIE. — T. I. 1903. E 



