522 HOLGER MÖLLGAARD, 



den beiden Kästen ist mit einem Ebonitdeckel bedeckt, der in 

 die Rinne gepresst wird, um so dicht wie möglich zu schliessen. 

 An dem Kasten ist schliesslich, wie die Tafel I zeigt, ein Thermo- 

 meter angebracht, um die Temperatur bequem ablesen zu 

 können. 



In dem innersten Kasten kann ein Drahtnetz eingeschoben 

 werden, das genau in den Kasten passt. 



Mikrotom und Kalorimeter sind schliesslich mit Hilfe von 

 Stellschrauben derart im Verhältnis zueinander eingestellt, dass 

 letzteres sicher und schnell um das Messer und den Objekt- 

 tisch emporgeführt werden kann, ohne irgendwo anzustossen. 



Das Verfahren beim Schneiden ist nun folgendes : 

 Das Mikrotom wird vom Kalorimeter weggeschwungen. Die 

 Flüssigkeit, in der man zu schneiden wünscht, wird in den 

 innersten Kasten des Kalorimeters gegossen und durch Zusatz 

 von fester C0 2 auf eine Temperatur von -20° bis -25° 

 heruntergebracht. Darauf wird das Objekt, das sich bei —40° 

 befindet, zugeschnitten und zwar dergestalt, dass es plane 

 Flächen und eine passende Grösse erhält (ca. 1 ccm in der 

 Regel). Benutzt man das erste Modell des Objekttisches, so 

 ist das Präparat an diesen durch einen kleinen Tropfen G u m m i 

 arabicum-Lösung zu befestigen. Man gibt dem Präparat 

 einen leichten "Druck gegen den Objekttisch, schwingt das Mikro- 

 tom herum, so dass es auf der Kante steht, und führt nun das 

 Kalorimeter mit der Kältemischung bei —20° um Messer und 

 Objekt empor. Im Laufe einiger Sekunden friert das Präparat 

 an dem Objekttisch fest. Wenn dies geschehen ist, beginnt 

 das Schneiden. Dies geschieht ganz auf dieselbe Weise, wie 

 wemi man in Paraffin schneidet. Doch muss das Messer recht 

 schräg gestellt werden. Die Schnitte schwimmen dann in die 

 kalte Flüssigkeit hinaus. Sinken sie auf den Boden (dies hängt 

 von dem spezifischen Gewicht der Flüssigkeit ab), lässt man 

 sie ruhig liegen und schneidet weiter, bis man genug zu haben 



