NOTES ET REVUE 



Manipulation de l'appareil. 



Nous donnerons, dans cette seconde partie, quelques conseils 

 pratiques sur la préparation des objets, leur éclairage et l'emploi 

 d'écrans colorés. Nous indiquerons ensuite les manipulations 

 successives nécessitées par la prise d'un cliché stéréoscopique. 



a) De la préparation des objets : 



En principe tout animal aquatique sera photographié dans l'eau. 

 Il sera donc tout d'abord fixé par une goutte de gélatine sur le fond 

 d'une lamelle évidée ou d'un petit récipient en verre à fond plat, 

 puis recouvert d'eau après que la gélatine aura été solidifiée soit 

 par refroidissement, soit par une goutte de formol. Cette prépa- 

 ration ne s'applique guère qu'aux animaux dont la taille est com- 

 prise entre 4 et 40 millimètres. Pour les pièces plus petites, 

 photographiées par transparence, elles seront fixées à l'acide 

 osmique et montées sur lame dans l'eau formolée. Ces animaux 

 peuvent être traités simplement par l'eau formolée, éclairés laté- 

 ralement et photographiés sur fond noir au moyen d'un appareil 

 d'éclairage spécial que Nachet substitue à l'appareil d'Abbe. 



Les animaux mesurant plus de iO milimètres devront être géné- 

 ralement photographiés à sec. 



b) Du MODE d'éclairage. 



L'éclairage a ici un rôle considérable. La lumière solaire donne 

 d'excellents résultats surtout quand l'opérateur peut utiliser l'hé- 

 liostat. Malheureusement elle n'est pas toujours utilisable en temps 

 opportun et demande en outre une assez longue expérience. Aussi 

 recommandons-nous la lampe électrique Nachet qui nous a donné 

 toute satisfaction. C'est une lampe Nernst à allumage automatique 

 et pouvant recevoir un courant alternatif ou un courant continu. 

 Une lentille condensatrice permet d'obtenir soit un faisceau diver- 

 gent, soit un faisceau parallèle. La lumière est concentrée sur l'objet 

 par le miroir concave du microscope dans le premier cas et par une 

 seconde lentille et le miroir plan de l'appareil dans le second. On 

 obtient d'ailleurs un éclairement uniforme de l'objet par un dépla- 

 cement convenable de l'appareil d'Abbe ou, lorsqu'il s'agit d'objets 

 macroscopiques, par l'emploi combiné de verre dépoli et de glaces. 



