lxviii NOTES ET HEVUE 



cise et rapide des espèces recueillies et supprimer les inconvénients 

 d'une synonymie abusive. C'est dans ce but et sur mes indications 

 que la maison Nacbet a construit un microscope répondant aux 

 besoins du laboratoire et destiné en outre à la stéréoscopie macro 

 et microphotographique. INous avons cru utile de décrire cet appa- 

 reil, d'en faire connaître le maniement etde montrer, par quelques 

 exemples, les services qu'il peut rendre. Nous profitons donc de 

 l'hospitalité qui nous est offerte dans les Arcmvks pour publier 

 cette étude faite à la Sorbonne au laboratoire de notre maître, 

 M. le Professeur Yves Delage. 



I. Etude du Microscope Quidor-Nachet. 



La première partie a pour objet de décrire cet appareil, de mon- 

 trer les grossissements qu'il permet d'obtenir et de faire connaître 

 en outre les rapports qui existent entre l'inclinaison de l'axe 

 optique et le relief que donne au stéréoscope l'examen des clichés 

 obtenus. 



a) Description de l'appareil (fig. 1 et 2). 



Ce microscope diffère du modèle ordinaire par l'inclinaison que 

 peut prendre le tube du microscope à gauche et à droite de la ver- 

 ticale et par l'indépendance de la platine. Un diaphragme-iris placé 

 au-dessus du revolver est utilisé avec les objectifs faible- dont il 

 permet d'augmenter la profondeur. L'inclinaison est mesurée par 

 un tambour gradué. Une vis de serrage S permet d'immobiliser 

 l'appareil dans une position déterminée. La mise au point par la 

 crémaillère se fait au moyen du bouton de manœuvre F comme 

 dans le modèle ordinaire. Mais la platine qui est à rotation et à 

 déplacements rectangulaires se meut dans le sens vertical au 

 moyen de la vis micrométrique L. Un index I affleure à un point de 

 repère porté par le support de la platine quand la face supérieure 

 de celle-ci coïncide avec l'axe de rotation. L'indépendance de la 

 platine permet d'amener la face supérieure de l'objet au niveau de 

 cri, axe, condition nécessaire pour que l'objet soit et demeure 

 centré pendant le déplacemenl angulaire de l'axe optique du 

 microscope. 



La chambre noire se place au-dessus du tube du microscope. Elle 

 permel «le prendre automatiquemenl e! successivement sur une 



