— 51 — 



écarte lentement l'objectif de l'objet jusqu'à ce que 

 l'image réelle /l tf^ûg. 3) vienne se former sur cette 

 glace (1). On cherche alors, au moyen de la vis mi- 

 crométrique du microscope (ou de celle de la cham- 

 bre noire, si elle en possède) à obtenir cette image 

 aussi nette que possible à l'œil nu. Remplaçant alors 

 le cadre à glace dépolie par un cadre à glace polie, 

 on termine la mise au point de la façon suivante en 

 se servant de la loupe dite de mise au point. La glace 

 polie porte sur sa face interne quelques traits fins 

 tracés au diamant; on règle d'abord la loupe de telle 

 façon que ces traits y apparaissent avec la plus 

 grande netteté. L'image AB est alors également 

 visible à la loupe, mais ordinairement elle est floue. 

 Il suffit dès lors de mouvoir lentement la vis du 

 microscope soit dans un sens, soit dans l'autre, pour 

 amener cette image à être le plus net possible. 11 est 

 évident qu'à ce moment l'image se trouve rigou- 

 reusement dans le même plan que les traits au 

 diamant, c'est-à-dire sur la face interne de la glace 



♦ (1) L'écartement nécessaire peut, être excessivement faible 

 pour les forts grossissements; dans le microscope ave lequel 

 nous avons expérimenté, il est de ^- de millimètre pour un 

 grossissement de 222, le soufflet ayant 35 cent, de longueur. 

 Or, d'après ce que nous avons dit, § I a, la glace dépoli»' pla- 

 cée à 35 cent, reçoit déjà, avant tout écartement de l'objectif, 

 une image floue ; il semble donc, à première vuh, que le lé- 

 ger écartement de l'objectif ait simplement pour but une rec- 

 tification de mise au point. En réalité ce déplacement amène 

 d'abord la formation d'une image réelle très éloignée AB 

 (flg. 3) et ensuite seulement le rapprochement et la mise au 

 point de cette image. 



