SÉANCE DU 2 JANVIER IQoS. Sg 



Le potentiel reste donc stationnaire quand il a atteint la valeur E = QR. 



Réalisation et limites d'application de la méthode. — L'une des armatures d'un 

 condensateur à air étant isolée et réunie à la face a du diélectrique, on ionise à l'aide 

 d'un échantillon radifère d'activité constante l'air situé entre les deux, armatures et l'on 

 porte la seconde à l'aide de piles de charge à un potentiel suffisant pour produire le 

 courant de saturation entre les armatures. Sous l'influence du champ existant entre 

 celles-ci, a recueille par seconde une quantité Q d'électricité qui dépend de l'activité 

 de l'échantillon radifère employé et des dimensions du condensateur. Avec les échan- 

 tillons les plus actifs Q est de l'ordre de lo"' coulomb par seconde; pour avoir de très 

 petites valeurs de Q on peut utiliser l'ionisaliou spontanée de l'air atmosphérique en 

 vase clos (on utilise alors un condensateur cylindrique fermé) qui donne des valeurs de Q 

 de l'ordre de lO"'* coulomb-seconde et qui varie très peu d'une heure à l'autre. 

 Entre ces limites on peut avoir toute une échelle de valeurs intermédiaires de Q, en se 

 servant de deux ou trois échantillons radifères d'activités décroissantes; avec un seul 

 échantillon on peut avoir une série de valeurs de Q très étendue; il suffit pour cela 

 d'utiliser l'échantillon en le plaçant dans un petit récipient en plomb épais ouvert d'un 

 côté; sur ce côté on place des écrans métalliques d'épaisseurs variables qui ne laissent 

 passer que la fraction que l'on veut de l'activité du rayonnement. 



Supposons par exemple que l'on opère avec un électromètre de sensibilité moyenne 

 dont l'échelle permet les lectures exactes de o,oi à i volt. On produit alors une ioni- 

 sation du gaz correspondant à une valeur de la limite E r= QR comprise entre 0,01 



E 

 et 1 volt et de la formule R =n t=- on déduit la résistance à mesurer R, connaissant E 



donné par l'électromètre, et Q qui est donné par une mesure directe suivant la méthode 

 ordinaire. 



Puisque les valeurs réalisables de Q sont comprises entre io~' et io~'* coulomb, les 

 valeurs mesurables de R sont comprises entre 10^ et 10'* ohms, c'est-à-dire varient 

 dans le rapport de i à 10'. Les résistances spécifiques mesurables sont réparties sur 

 une échelle encore plus considérable, car on peut employer la substance sous forme de 

 plaques très minces et de grande surface ou sous forme de fil étroit et long. 



Les résultats des mesures que j'ai faites de cette manière, sur divers 

 isolants industriels, seront publiés ultérieurement. Tel qu'il est exposé plus 

 haut le procédé s'applique aux corps dont la conductibilité a une valeur 

 définie. 



Cette méthode permet d'aborder d'un point de vue nouveau, comme je 

 le montrerai prochainement, une question pendante, à savoir : si l'isolement 

 variable avec le temps de certains diélectriques provient d'une variation 

 de leur pouvoir inducteur apparent, ou d'une modification réelle de leur 

 résistivité. 



