[o6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHRONOMÉTRIE. — Sur l' isochronisJTie du pendule des horloges astronomiques . 

 Note de M. Cu. Féry, présentée par M. Lœwy. 



Des observations que je poursuis depuis 1901 sur un régulateur de Cai- 

 ller, retouché par M. Bondeaud, son successeur, semblent montrer que la 

 relation qui existe entre l'amplitude du balancier et la marche de l'hor- 

 loge n'est pas conforme à celle du pendule libre; ces variations d'amplitude 

 sont dues surtout à l'épaississement des hniles. 



J'ai donc résolu d'étudier le pendule en question en faisant varier systé- 

 matiquement l'amplitude par le changement du poids moteur. Voici les 

 résultats obtenus : 



Marche calculée 

 Poids Marche en supposant 



moteur. Amplitude. diurne observée. le pendule libre, 



ks o , s_ s 



I 1.17 — o,.07 —I ,■5 



2 '',.02 -(-o,5o — 3,3 



3 .!.29 +o,5o — 5,0 



4 2.45 -4-0,14 —6,3 



Les mesures portaient sur une semaine, l'heure était prise à l'Observa- 

 toire au moyen d'une bonne montre à détente. 



La comparaison faite au départ était recommencée à l'arrivée et a tou- 

 jours fourni le même résultat, le temps séparant ces deux mesures extrêmes 

 n'était d'ailleurs que de trois quarts d'heure environ. 



On a, d'autre part, constaté, au moyen d'un thermomètre donnant la 

 température moyenne de la salle de l'horloge et que j'ai fait construire |)our 

 cette expérience, que la variation de marche due à la différence de tempé- 

 rature était de l'ordre de o*,i seulement. 



Il résulte du Tableau précédent qu'entre i°oi' et i°i(j', soit pour une 

 variation d'amplitude de 9™" environ, la variation de marche a été nulle. 

 La courbe montre que pour 2°t3' le balancier présente son minimum de 

 temj)S d'oscillation. 



Je propose d'appeler amplitude de réglage d'un pendule actionné méca- 

 niquement celle qui correspond au minimum de temps d'oscillation et 

 pour laquelle une variation d'amplitude produit la variation minima de la 

 marche. 



