SÉANCE DU 3o JANVIER IQoS. îoS 



La soirée du i i a été fortement contrariée par les nuages et le tracé du cercle lan- 

 gent aux droites de hauteur présente une légère incertitude. Celui du 12, au contraire, 

 est bien déterminé. Nous adoptons, en conséquence, le résultat du 12, 20"'55'34",9 ou 

 en chiffres ronds 20° 55' 35" S. 



111. L'examen des graphiques d'observations montre que l'état du 

 compteur est obtenu, en général, à o%o5 près, erreur à peine supérieure 

 il celle de la latitude : c'est la conclusion à laquelle nous étions arrivés, 

 M. Claude et moi, en 1902, avec les observations faites à Montsouris. 



Quant aux différences de longitude par transport de temps qui se 

 déduisent des états ainsi déterminés, elles se ressentent très nettement de 

 leur exactitude, mais il est évident qu'elles ne peuvent rien ajouter à la 

 preuve fournie par les graphiques et, pour cette raison, elles ne sauraient 

 trouver place ici. 



PHYSIQUE. — Sur an enregislreur des ions de l'almosphcrc. Note ilc 

 MM. P. Langevin et M. Moulix, présentée par M. Mascdrt. 



1. Les mesures que nous poursuivons au sommet de la tour Eiffel sur 

 le nombre d'ions contenus normalement dans l'air nous ont montré, con- 

 formément aux résultats obtenus en Allemagne par d'autres expérimenta- 

 teurs, l'existence de variations continuelles et rapides. D'où la nécessité 

 de transformer la méthode d'Ebert pour obtenir uu enregistrement con- 

 tinu qui soit applicable aussi bien aux ions ordinaires de grande mobilité 

 qu'aux gros ions dont l'existence et l'importance numérique ont été si- 

 gnalées dans une Note présentée par l'un de nous dans la derni'ère séance. 

 L'énorme différence des mobilités de ces deux sortes d'ions nécessite l'em- 

 ploi d'enregistreurs différents, basés néanmoins sur le même principe. 



IL Nous avons pu réaliser un appareil de ce genre qui fonctionne 

 actuellement au Collège de France et que nous installerons prochainement 

 au sommet de la tour Eiffel. 



Un courant d'air puisé à l'extérieur par un aspirateur rotatif que commande une 

 turbine à eau (ou un petit moteur électrique), dont le fonctionnement n'a pas besoin 

 d'être régulier, passe d'abord dans un condeiisateur cylindrique ( ') de capacité C 



(') Nous nous sommes assurés, par des expériences comparatives, que le passage de 

 l'air dans des tubes métalliques mêmes coudés, avant son arrivée dans le condensateur, 

 ne modifie pas appréciablement les résultats si le séjour dans ces tubes est suffisam- 

 ment court. 



