432 



ACADÉMIE DES SCIENCES. 



svsléme est égale i'i la charge fotii-nie par le gaz ionisé, diminuée de celle qu'emporte 

 l'écoulemenl liquide, on a l'équation 



Cfl\ —Qdt — nr\ ill. 



Dans la prali(|ue et conformément au calcul, ré([nilil)re s'étahlil au boni d'un temps 



très court entre la charge Q apportée par les ions et le courant de décharge nr\ par 

 unité de temps, de sorte que 



Les dénalions (Je l'électromèlre sont donc sans cesse proportionnelles au 

 nombre des ions par unité de volume du gaz. — Elles sont pholographiées 

 sur un cylindre enregistreur C à fente horizontale, au moyen d'un pinceau 

 lumineux réfléchi sur le miroir de l'électromètre. 



III. La sensibilité de la méthode est d'autant plus grande avec un élec- 

 tromètre donné que V est plus grand pour une valeur donnée de Q; dans 

 les conditions ordinaires Q est de l'ordre de io~" coulomb avec l'air 

 atmosphérique passant dans un appareil de dimensions moyennes. On 

 apprécie d'ailleurs facilement le demi-millimètre sur le cylindre enregis- 

 treur. Avec un électromèlre donnant une déviation de 5oo""" pour i volt 

 sur le cylindre, il faudra donc, pour pouvoir apprécier facilement toutes 

 les variations supérieures ou égales à -j^Q, prendre V = -pj de volt, c'est- 

 à-dire, comme le montre la formule ci-dessus. 



ce qui correspond par exem[)le à un écoulement de quatre gouttes et demie 

 de 2°"° de rayon par seconde, écoulement facilement réalisé avec le réci- 

 pient M. Il suffit d'ailleurs, pour régler l'appareil et modifier sa sensibilité. 



