SÉANCE DU 27 FÉVMll'R igoS. 555 



Afin d'arriver sous ce rapport à des conclusions sûres, il a été procédé 

 ainsi qu'il suit : 



On remplaça chaque cercle par ua plateau plein en fonte de fer sur 

 lequel on avait, de 60° en Go°, tracé des traits toilt à fait analogues à ceux 

 sur lesquels on elï'ectue leS lectures ordinaires. Il était, eu effet, bien évi- 

 dent que, si l'écart constaté tenait bien à une flexit)n, il ilisparaîtrait à peu 

 près complètement par l'emploi de disques épais et homogènes. Or, cet 

 écart, bien qu'un peu faible, restait encore très sensible; il arrivait même, 

 lorsqu'on avait modifié le centrage de la source lumineuse, éclairant'les 

 divisions des cercles, que la divergence atteignait de nouveau environ o", 4- 



On a aussi supposé une imperfection diuis le mode d'attache des cercles. 

 Après avoir procédé à un nouveau centrage des cercles sur l'axe de rotation 

 en les y rendant, en outre, absolument solidaires, on a pu se convaincre 

 encore une fois, au moyen des séries de mesures accomplies dans les con- 

 ditions expliquées plus haut, que les modifications n'avaient pu amoindrir 

 la grandeur des inégalités signalées. 



En dernier lieu, nous avons été amené à soumettre à un examen attentif 

 les douze microscopes servant aux lectures. Cette revision a révélé des 

 imperfections sensibles dans les qualités des objectifs employés et en outre 

 une insuffisance générale de leur pouvoir optique : les im;iges d'un même 

 trait n'offraient pas le même aspect en passant successivement sous les six 

 microscopes. Cette différence de netteté d'un même objet ne laissait aucun 

 doute sur l'origine de la divergence des lectures». Pour faire cesser cet état 

 de choses si préjudiciable, on a fait remplacer les objectifs par de liouveaux 

 un peu plus grands et d'une distance focale plus longue, et réglé aussi 

 bien qUe possible le centrage du système d'éclairage des traits. Grâce à ces 

 mesures, les erreurs systématiques signalées ont cessé de se manifester 

 d'une manière appréciable pour les nouvelles divisions nettement gravées 

 sur les deux plateaux d'étude en fonte de fer, dont il vient d'être question. 

 Mais les anciennes divisions des deux cercles iiyant ]perdu par un long 

 usage une partie de leur netteté, leurs bords mal définis donnent encore 

 lieu à des discordances de lecture entre les divers observateurs. Cette im- 

 perfection a oblige à faire remplacer les deux Cercles actuels divisés sur 

 argent par d'autres dont les divisions seront tracées sur une bande de pla- 

 tine iridié. 



Les divisions étant tracées sur des cercles de i*" de diamètre et les 

 microscopes de l'instrument en question étant, malgré les inconvénients 

 signalés, de qualité supérieure à celle d'un certain nombre d'instruments 



