Io6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



ÉLECTRICITÉ. — Méthode et appareil de dosage dans tes applications médi- 

 cales de l'électricité statique. Noie de M. L. Bexoist, préseniée par 

 M. Lippmann. 



Malgré les services que l'électricité statique a déjà rendus à la Médecine, 

 cette branche de la Thérapeutique ne possède encore ni méthodes, ni appa- 

 reils de dosage. Le type de machine statique employée, le nombre et le dia- 

 mètre de ses ])lateaux, leur vitesse de rotalion, la longueur d'étincelle 

 obtenue, etc., ne constituent que des renseignements indirects et très insuf- 

 Hsants, et l'on a pu dire justement que \;\ franklinisalion se donne encore à 

 des doses inconnues. 



J'ai essayé de combler cette lacune, en proposant aux électrothérapeutes 

 une méthode et un appareil de dosage précis, fondés sur la considération 

 de la densité électrique. 



Étant donné qu'un sujet isolé, et mis en communic;ilion avec une ma- 

 chine électrostatique, se trouve recouvert d'une couche d'électricité eu 

 équilibre mobile, c'est-à-dire constamment renouvelée en proportion 

 même de ses fuites, de manière à conserver ses épaisseurs constantes, tant 

 que les causes de fuite et l'alimentation sont elles-mêmes constantes, il est 

 évident que l'épaisseur de celte couche électrique, autrement dit la densiie 

 électrique en un point bien défini, doit constituer le facteur principal qui 

 détermine les effets phvsiologiques et thérapeutiques obtenus dans le bain 

 statique; ce facteur est d'ailleurs simultanément fonction des causes de 

 fuites et des constantes d'alinienlation, c'est-à-dire du potentiel et du débit 

 de la source. 



Celte densité n'est pas une constanle générale pour toute la surface 

 électrisée; c'est une constanle locale, c'est-à-dire qui n'aura de signification 

 précise qu'autant qu'elle sera prise sur une région bien définie, et de pré- 

 férence au centre d'une surface plane suffisamment étendue : la face dor- 

 sale ou palmaire de la main tendue remplit piatiquement ces conditions. 



J'ai reconnu que la densité ainsi mesurée, quand on emploie une bonne 

 machine électrostatique de dimensions moyennes, était de l'ordre de gran- 

 deur d'un petit nombre d'unités C.G.S. de quantité d'électricité, par 

 exemple lo unités C.G.S. par centimètre carré. 



Telle est donc l'unité même qu'd convient de prendre dans la pratique 

 médicale 



