SÉANCE DU 17 AVRIL 190-). I I07 



Comme cette unité n'a pas encore reçu des physiciens de nom particu- 

 lier et qu'il serait fort incommode, dans l'usage journalier, de l'appeler un 

 tiers de. millimicrocoulomb. je propose de lui donner le nom de Fll\^'KLI^^ Ce 

 nom estd'autaiit mieux indiqué que l'emploi médical de l'électricité statique 

 a déjà reçu le nom i.\& franklinisation. 



On (hra donc que l'unité C.G.S. d'électricité est le franldin et que le 

 coulomb vaut 3 X 10" franklins. Ou dira qu'un bain électrostatique est à la 

 dose de \ o fi anklins \oYS(i\n^ la densité électrique, mesurée sur la face dor- 

 sale de la main tendue, est de 10 franklins par centimètre carré. 



Pour appli(pier celte méthode, j'ai réalisé un dleclro-densimèlre (') com- 

 po>é il'un éleclromètre et d'un disque d'épreuve, combinés de manière à 

 donner, d'une fnçon sûre et précise, la densité en franklins par centimètre 

 carré, sur la région explorée. 



L'élecliomèti-e, à feuille iraluiniiiiuiii mobile, esL caraclérisé essenlielleineiU par les 

 dispositifs suivants : 



1° Une capacité variable, et par suite réglable à une valeur donnée, grâce à deux 

 plateaux parallèles dont l'un fixe et isolé, porte la feuille mobile, et dont l'autre peut 

 se rapproclier plus ou moins du premier jusqu'à ce que la capacité de l'appareil soit 

 exactement de 10'=" pour un angle de divergence de 45°; 



2° Un cylindre récepteur terminant à sa partie supérieure le système isolé, et dans 

 lequel on peut intégralement transférer les charges à mesurer. 



3" Un système de graduation assurante l'œil nu la lecture précise des angles de 

 divergence au demi-degré près, grâce à l'emploi (qui m'a déjà servi dans mou viseur 

 stadimétrique pour la photographie, 1897) de cadres d'alignement qui obligent l'œil à 

 se placer sur l'intersection de deux plans rectangulaires, et, par cela même, sur un axe 

 de visée qui passe exactement par le centre d'un quadrant divisé et par l'axe de rota- 

 tion de la feuille mobile; la division en degrés est doublée d'une division donnant en 

 franklins les densités cherchées. 



4° Un disque d'épreuve soigneusement isolé, mais en même temps protégé par un 

 cylindre métallique d'où il peut sortir par le jeu d'un ressoit, soit pour ellectuer le 

 contact d'épreuve, soit pour transférer intégralement sa charge à l'éleclromètre. 



L'appareil ainsi réalisé, et accompagné de sa courbe de voltage, peut 

 servir non seulement au tlosage électro-médical, m lis aussi aux diverses 

 mesures de laboratoire en électricité statique. 



(') Alvergnial, Chabaud-ïhurneyssen, construcli 



