SÉANCE DU 8 MAI igoS. 1289 



lions de l'expérience, et de comparer ce rapport au ra])port calculé par 

 lord Kelvin. 



Pour mesurer réchauffement E, nous avons utilisé deux types de calorimètres qui 

 ont donné les mêmes résultats. L'un est un thermomètre de Leslie composé de deux 

 tubes de 80*^" de long dans l'un desquels est le lil parcouru par le courant. On mesure 

 la dilatation de l'air par le déplacement d'un index de toluène horizontal; le courant 

 passe à chaque expérience pendant i minute, au bout de laquelle on lit le déplace- 

 ment de l'index. 



Un second calorimètre se compose simplement d'un fil fixé à ses deux extrémités, 

 dont on mesure au microscope la variation de llèclie. 



Ces deux appareils doivent être placés dans un conducteur creux, mis en communi- 

 cation par un point avec le circuit. Sans cette précaution, le gaz du premier subit des 

 modifications chirtiiqlies ou un échâufl'ement direct par l'effluve électrique et lé fil du 

 second subit des altt-actions éleClrostaticlues, ce qui fausse les mestUés dans léà déiix 

 cas. 



Les deux appareils dorinent, avec le même fil, les mêmes résultats, à très peu près, 

 indiquant par cela même que le déplacement électrique dans l'air qui entoure le fil 

 produit un échaulfement négligeable quand il n'y a pas d'effluve. 



Les capacités sont formées de bouteilles en verre. Nous avons indiqué dans une Note 

 précédente (ce Volume, p. 780) comment nous pouvlohs mesurer convenablement lés 

 capacités de dés bouteilles pour les fréquences employées. La self-induction est calculée 

 comme dans le cas de l'excitateur de Hlondlot, au moyen de la formule de M. Poinearé. 



Nous avons obtenu les résultats suivants : 



Pour les niétaux non magnétiques (cuivre et platiue) les écarts avec là 

 loi calculée par lord Kelvin sont peu considérables dans le cas des fré- 

 quences modérées. Cependant ils sont supérieurs aux erreurs d'expé- 

 riences et suivent une loi parfaitement déterminée. 



Lord Kelvin a défini la variable en fonction de laquelle il calcule le rap- 

 port des résistances par l'expression 



lorsque u. est la perméabilité magnétique du métal, c sa conductibilité élec- 

 trique en unités électromagnétiques C.G.S. et co = ^, T étant la période 



du courant; dans le cas actuel, j;, = i . Four les valeurs inférieures à 8 de 

 la variable, réchauffement est plus grand que ne le veut la formule; 

 pour les valeurs supérieures à 8, il est plus petiti 



