SÉANCE DU ■X>. MAI IQoS. 1 385 



gaz très compressibles également entre 200°"" et 400""". Les résultais de la 

 première partie de ces recherches font l'objet de la présente Noie. 



L'appareil dont nous nous sommes servis se compose essentiellement de deux am- 

 poules cylindriques en verre épais, d'une capacité totale de 420<''"' environ, réunies 

 entre elles par un tube capillaire, et reliées, également par l'intermédiaire d'un tube 

 capillaire, à un manomètre à mercure soigneusement construit, de i4""° de diamètre 

 intérieur. La branche courte de ce manomètre porte un repère formé d'une pointe de 

 verre opaque, et constitue un espace nuisible analogue à celui d'un thermomètre à gaz 

 (capacité : l'^'jS environ). 



Les deux ampoules de verre qui contiennent la masse principale du gaz en expé- 

 rience peuvent être entourées de glace pilée et arrosée d'eau pure. Elles sont en com- 

 munication avec un réservoir à mercure, de soile que l'on peut à volonté refouler le 

 gaz dans l'ampoule supérieure, ou lui laisser occuper le volume total. Des traits, tracés 

 sur les capillaires de jonction (diamètre intérieur : i"»") permettent un repérage très 

 exact des volumes (soigneusement calibrés au mercure à 0°, ainsi que Vespace nuisible). 

 Des thermomètres, lus au centième de degré, permettent toutes les corrections néces- 

 saires. On a tenu compte du changement de volume du verre par la variation de la 

 pression intérieure. 



La pression était mesurée avec une échelle millimétrique sur verre; un micromètre 

 donnait le -^ de millimètre. 



L'appareil étant entouré de glace et le gaz occupant les deux réservoirs, on amène 

 le mercure du manomètre en coïncidence avec la pointe de Vespace nuisible, et on re- 

 lève la pression (400°"° environ) ainsi que les indications des dilTérents thermomètres. 

 Puis on comprime le gaz dans le réservoir supérieur ell'on répète l'opération, la pres- 

 sion étant voisine de Sco»". On possède alors tous les éléments pour le calcul des pro- 

 duits pv et de la constante a. 



Résultats. — Dans la troisième colonne du Tableau ci-après figurent les 

 écarts A de la loi de Mariolle par centimètre, qui montrent la variation de 

 la compressibililé avec la pression pour les gaz facilement liquéfiables 

 (NH% S0-). La valeur de a a été calculée en utilisant seulement les expé- 

 riences plus précises entre 4oo'^°' et 800'"'". Pour calculer a exactement 

 entre o""" et 760°"" il serait d'ailleurs nécessaire de connaître les rapports 



^~- jusqu'à de très faibles pressions. 



L indique les poids des litres normaux des différents gaz employés, 

 d'après les meilleures déterminations; M indique les poids moléculaires 



calculés par la formule 



^^ L(.-.)x3. 

 L'(i — a ) 



OÙ L' et a' se rapportent à l'oxygène. 



C. R., igoS, 1" Semestre. (T. C.\L, N» 21.) ^77 



