l684 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



ment, il est bien difficile de le réaliser sans produire de légers ébranle- 

 ments qui varient à chaque demi-lnur de la manivelle dont la vitesse doit 

 d'ailleurs changer avec l'amortissement obtenu pour la partie mobile ; 

 d'autre part, le transport de l'aimant d'une côté à l'autre de l'appareil en- 

 traîne une dissymétrie qui limite la précision des mesures. 



Pour éviter ces inconvénients, j'ai voulu réaliser la production du champ 

 sans mouvement appréciable à l'aide d'un interrupteur indépendant de l'ap- 

 pareil, en créant d'ailleurs un champ non uniforme dont la décroissance 

 soit assez rapide pour entraîner une action énergique, puisque la partie uni- 

 forme n'est pas directement utilisée. 



Ainsi donc, tandis quedans l'appareil de MM. Curie et Ghéneveau 

 est perpendiculaire au champ et peut être représentée par k 



l'action effic 



„ £/Hy , , ,. 

 Hy — 7-^, dans le dis- 



dx 

 positif que j'ai utilisé la force effective est dirigée comme le ehamp et a pour valeur 



dWv , ,, d\\ , , • • , r, 1 • .in 



— ~- ou kinW — dans la partie axiale. Pour obtenir ce résultat, li 

 dy d\ 



A' m H y "'''' ou kinn — aans la pa 

 était constitué de la façon suivante {fi. 



îppa 



i) : ABCD représente la cage vitrée d'une 



I 



Fi g. 



balance de torsion dont le fil projeté en O porte une longue aiguille soutenant à l'une 

 de ses extrémités un micromètre m visé par un microscope M et à l'autre extré- 

 mité un tube T contenant le corps que l'on étudie; les vitres de la cage sont percées 

 d'ouvertures circulaires qui laissent pénétrer les bobines H' et H" munies de pièces 

 polaires convenables entre lesquelles se trouve la partie inférieure du tube T; un com- 

 mutateur permet d'envoyer le courant dans l'une ou l'autre des bobines. Si le corps 

 placé dans la partie médiane est diamagnétique, il est alors repoussé par la bobine 

 excitée et vient prendre aussitôt, grâce à un amortissement convenable, une position 

 d'équilibre qu'on observe au microscope; le déplacement est d'ailleurs indépendant du 

 sens du courant excitateur et un inverseur permet de se mettre en garde contre les 

 effets du magnétisme rémanent. 



La position initiale étant indiquée par la division // du micromètre, on excite suc- 

 cessivement l'une et l'autre des deux bobines, les numéros visés deviennent n' dans le 



