l4<^ ACADÉMIE DES SCIE^XES. 



MM. Mascarl et Benoît pour la reproduction des étalons de Tolim. Le fil du pont, en 

 manganine, soigneusement calibré, avait une résistance de 84 x io-° ohms par milli- 

 mètre; un vernier au vingtième permettait d'évaluer une variation de résistance de 

 l'ordre de 4j2 x io~^ ohms. 



» Les forces électromotrices parasites étaient éliminées en intervertissant, dans 

 chaque mesure, le sens du courant. La sensibilité du galvanomètre permettait de 

 n'employer qu'un courant très faible pendant un temps très court. 



» Le plan de la spirale de bismuth était placé verticalement et le tube à bromure 

 de radium pouvait en être approché jusqu'à une distance de o'"™,5. 



» J'ai constaté que les radiations cmises par le bromure de radium dimi- 

 nuent la résistance électrique du bismuth. 



» Les expériences, répétées un grand nombre de fois et à plusieurs jours 

 d'intervalle, m'ont donné, comme moyenne de la diminution de résistance, 

 pour une distance de o'"™,5, 



oR = — 52 X lo"' ohms. 



» La valeur initiale de la résistance de la spirale de bismuth était 



R = i5 .io34 X lo"' ohms à i8°. 



» L'action du bromure de radium est sensiblement instantanée. Elle ne 

 varie pas lorsqu'on maintient le tube pendant longtemps au voisinage du 

 bismuth. Elle diminue rapidement lorsqu'on augmente la tlistance et s'an- 

 nule pour une distance de i*^™. Lorsqu'on éloigne le tube, le bismuth 

 reprend presque instantanément sa résistance primitive. 



» Le dispositif que j'ai employé constitue en réalité un bolométre d'une 

 grande sensibilité. Je me suis assuré, par de nombreuses expériences com- 

 paratives, que la variation de résistance du bismuth n'était pas due à l'ap- 

 proche d'un tube plus froid que la spirale. I/interposition d'une feuille de 

 papier noir ou d'une mince lame d'aluminium diminue l'action du bromure 

 de radiun), sans la faire disparaître. » 



PHYSIQUE. — Sur un cinémomètre différentiel enregistreur ('). 

 Note de M. J. Richard, présentée par M. d'Arsonval. 



« Pour déterminer le coefficient d'irrégularité dans un tour de mani- 

 velle, il est indispensable de disposer d'un organe commandé par un mou- 



(') Cet appareil a été combiné pour répondre au vœu formulé par la Société des 

 Electriciens, le C mai 1901. 



