32-4 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



» Quand les condensateurs ont une capacité et une self convenables 

 l'arc est soufflé automatiquement. Il n'apparaît que si l'appareil d'utilisation 

 (grand solénoïde pour autoconduclion, chaise-longue, etc.), est intercalé 

 entre les armatures externes des condensateurs, conformément au montage 

 que j'ai préconisé exclusivement pour ces applications thérapeutiquf s. 



AB Éclateur. 



CD Condensateur souffleur. 



EF Condensateur d'utilisation. 



» L'idée consiste à garder constamment en circuit un pareil condensateur 

 que j'appelle pour cette raison condensateur soujjleur. Il est représenté 

 en CD sur la figure. Pour actionner les appareils d'utilisation (grand solé- 

 noïde du bas de la figure par exemple) on lui adjoint une seconde paire de 

 condensateurs; E. F sur la figure. Ces condensateurs peuvent être abso- 

 lument indépendants des premiers. Ils n'ont, avec les premiers, qu'un cir- 

 cuit commun : celiu' de l'éclateur AB. Il en résulte que, quel que soit l'arc 

 que tendent à produire les condensateurs d'utilisation E, F aux boules de 

 l'éclateur AB, cet arc est constamment .soufflé par la décharge même des 

 condensateurs C, D. 



» Ce dispositif très simple est très efficace dans tous les cas et réalise le 

 soufflage automatique de l'arc quel que soit l'appareil d'utilisation. » 



