564 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



sur l'anneau, pour un même voltage, varie de 20 à i quand on passe de 

 l'une à l'autre des positions extrêmes que l'on peut donner au cône. 



M Dans la première de ces positions, l'attraction présente son maximum, 

 qui est d'ailleurs fini ; la distance entre C et D est réduite à un demi-milli- 

 mètre. Les plus faibles voltages produisent des mouvements très appré- 

 ciables. Dans la seconde position, la distance entre C et D se trouve portée 

 à 26""", suffisante pour éviter les étincelles ou aigrettes pour des voltages 

 de 40000 volts. 



» A la force attractive ainsi réalisée on oppose une répulsion électro- 

 dynamique produite entre E etE,. La variation -r- de cette répulsion obéit 



à une loi de même forme que l'allraclion qu'elle est destinée à équilibrer, 

 et l'on obtient ainsi des positions d'équilibre stables du système mobile. 



» Mesure. — La mesure des potentiels se fait de la façon suivante : 

 on règle la torsion fies fils de suspension de AB jusqu'à obtenir un zéro 

 convenable, correspondant à une distance de quelques dixièmes de mil- 

 limètre entre les bobines E et E,. On donne au cône C une position telle 

 que sa distance au cylindre soit suffisante pour le voltage à mesurer ^'j 

 puis on change ce cône. Le système dévie; on règle alors, avec une boîte 

 de résistance, l'intensité i du courant d'une pile envoyé dans les bobines 

 jusqu'à ramener le système à son zéro initial. 



)) On a alors équilibre entre une attraction proportionnelle à V- et une 

 répulsion proportionnelle à r. Pour une même position relative de C et D, 

 les voltages à mesurer sont donc entre eux comme l'inverse des résis- 

 tances interposées sur le circuit de la pile. 



» Étalonnage de l'appareil. — Si l'on dispose d'un galvanomètre, l'éta- 

 lonnage peut se faire sans avoir une source à potentiel connu. Il suffira, 

 en efTet, d'utiliser une même source pour produire, d'une part, l'attraction 

 électrostatique, et, d'autre part, la répulsion électrodynamique antago- 

 niste. Un galvanomètre, placé sur le circuit des bobines E et E,, donnera 

 une intensité i. Soient R la résistance lue à la boîte, R, la résistance des bo- 

 bines E et E,, Ro la résistance du galvanomètre. On a évidemment, pour 

 le potentiel V à mesurer, 



V = /(R -f-R.-t-Ho), 



et cette simple mesure donne le coefficient K. de l'appareil. 



» D'ailleurs, le cône C porte un index qui se déplace le long d'une gra- 

 dyation chiffrée. En répétant l'étalonnage pour trois positions du cône 



