68o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



valeur est o,335 en fraction de période; cette avance est prise dans iim^ 

 région qui comprend la ligne focale el par moitié; soit 0,167 ®" fraction 

 de période, de chaque côté de la ligne focale. L'écart anomal de jjliase qui 

 précède et celui qui suit sont chacun un retard de 0,076 en fraction de 

 période, ensuite vient une avance anomale plus petite (0,061) et des retards 

 et avances progressivement décroissants des deux côtés de la ligne focale. 

 L'influence des irrégidarilés des ondes incidentes dues principalement à la 

 largeur appréciable de la fente éclairante, les défauts de réglage et les 

 irrégularités de l'instrument font décroître plus rapidement ces oscillations 

 successives de la phase jusqu'à les effacer et ne laisser subsister à une 

 distance suffisamment grande de la ligne focale que la propagation à vitesse 

 constante avec l'avance anomale définitive d'un quart de période décou- 

 verte par M. Gouy. 



» Dans les conditions indiquées, les lois des oscillations anomales de la 

 phase sont les mêmes quand, au lieu d'une ligne focale, l'instrument pro- 

 duit un ybyf/- conjugué de chaque point de la source; par exemple, il est 

 indifférent de placer derrière le diaphragme rectangulaire soit une lentille 

 cylindrique de génératrices parallèles au côté H du diaphragme, soit une 

 lentille sphérique qui produit l'image de la fente éclairante au même point 

 de l'axe. » 



ÉLECTRICITÉ. — Sur la imleur de V énergie mise en jeu clans une antenne 

 réceptrice à différentes dislances. Note de M. C. Tissot, présentée par 

 M. Lippmann. 



« En apportant quelques perfectionnements aux dispositifs que nous 

 avons signalés ('), nous avons réussi à obtenir un bolomètre, détecteur 

 d'ondes électriques, d'une sensibilité notablement plus grande que celle 

 de l'appareil que nous avons employé. 



» I^es principaux perfeclionneraenls ont consisté à remplacer le fil de 20!'- à 25i^ par 

 du fil de lo!'- à l'i^ de diamètre, et à disposer les branches holoinétiiques dans une 

 enceinte à vide qui les isole parfaitement au point de vue thermique. La sensibilité 

 de l'appareil a permis de substituer au galvanomètre Broca-Carpenlier un galvano- 

 mètre d'Arsonval de sensibilité moyenne bien moins délicat. 



» On peut aisément obtenir, avec ce dernier galvanomètie, des déviations d'une 



(') Comptes rendus, 9 février et 28 novembre 1908. 



