SÉANCE DU l4 MARS 1904. 68 1 



centaine de divisions (divisons de i™'", échelle à i"') pour des émissions faites à une 

 dizaine de kilomètres de distance. L'amortissement notable du galvanomètre rend les 

 mesures très faciles et en accroît la précision. 



» Les émissions que nous avons comparées étaient produites par système direct. 

 On s'attachait à maintenir aussi invariables que possible les conditions de l'émission : 

 waltage du courant d'excitation, longueur de l'étincelle, vitesse de l'interrupteur. 



» Les observations se composaient de séries d'émissions suffisamment prolongées 

 pour donner un régime permanent dans le boloinétre, c'est-à-dire une déviation fixe 

 du galvanomètre du pont. Les moyennes que nous avons acceptées portent sur une 

 trentaine d'observations d'émissions consécutives et les valeurs individuelles ne 

 s'écartent pas de plus de 2 pour 100 les unes des autres. 



» i" Comparaison d'émissions à différentes distances. — Cette compa- 

 raison a pu être faite à l'aide d'un poste installé sur un bâtiment qui occu- 

 pait divers mouillages. Les antennes d'émission et de réception, sensible- 

 ment identiques de forme et de longueur, étaient multiples (à 4 branches 

 parallèles) et avaient environ 55"" de longueur. 



» Les étincelles d'émission avaient une longueur de S*"". Le poste 

 mobile se trouvant à la distance de 8900", on obtenait une déviation 

 movenne et permanente de 40 divisions du galvanomètre pour un courant 

 total de 27,5 milli-ampères dans le pont. 



» A la distance de i [5o'°, et pour des émissions identiques, on obtenait 

 la même déviation moyenne de [\o divisions en réduisant la valeur du 

 courant total à o,45 milli-ampère. 



» Les déviations se trouvant ainsi ramenées dans l'observation à la même 



valeur, le rapport des sensibilités du bolomèlre, qui est égal à -^^ = 61, 

 représente aussi le rapport des quantités moyennes d'énergie reçue. 



» L'énergie reçue à ii5o'" est donc 6r fois plus grande qu'à 8900™. Or, 

 on peut remarquer que le rapport des distances -K- = 7'73, nombre dont 



le carré est égal à 60. 



» I/énergie reçue varie donc bien vraisemblablement en raison inverse 

 du carré des distances. 



» -2° Valeur absolue de l'énergie mise enjeu dans le bolométre. — Le bolo- 

 mètre utilisé est disposé schématitjuement comme l'appareil de Rubens, 

 c'est-à-dire que chacune des branches de fil fin est constituée par un sys- 

 tème de quatre fils rectilignes formant un pont de Wheatstone /;. 



» L'antenne et la terre sont reliées respeclivement aux extrémités de 

 l'une des diagonales de ce pont/), tandis que l'autre diagonale est relit e au 

 pont principal P. 



C. R., 1904, 1- Semestre. (T. CXXXVIII, N« 11.) 89 



