682 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» Cette disposition un peu compliquée et que nous avons abandonnée 

 avec avanlai^e dans les appareils sensibles dont il a été question ci-dessus, 

 devient indispensable pour obtenir une mesure précise en valeur ab-olue. 



» Le procédé employé pour opérer la mesure consiste, en effet, à enre- 

 gistrer la déviation permanente du galvanomètre du pont principal P sous 

 l'action des ondes reçues, puis à remplacer l'antenne et la terre par les 

 pôles d'une source électrique convenable capable de fournir dans le ponlp 

 un courant continu donnant la même déviation au galvanomètre du pont 

 principal. 



» Le succès delà méthode repose uniquement sur l'équilibre parfait du 

 pont/?. Il faut, en effet, que le déréglage de l'équilibre du pont P soit pro- 

 duit uniquement par l'effet thermique développé dans le pont p. Aussi 

 a-t-on ajouté à ce pont p un dispositif de réglage très précis, sorte de 

 petit pont à corde constitué par un gros fil à faible coefficient de varia- 

 lion, qui permet de réaliser exactement les conditions voulues. 



)) On s'aperçoit que ces conditions sont réalisées lorsque les déviations 

 du galvanomètre du pont P sont égales et de même sens quand on inverse 

 le courant auxiliaire dans le ponlp. 



» Les mesures ont été opérées à la distance de 1 1 ïo™ dans les condi- 

 tions précéilemment énoncées, c'est-à-dire avec étincelles de 5*=™. 



M La déviation moyenne du galvanomètre sous l'eiTet des émissions était 

 de 65,5 divisions. 



» J^a même déviation de 65,5 divisions était produite par un courant 

 continu de 8,29 milli-ampères dans le pont p (valeur mesurée directe- 

 ment). On peut en inférer que l'effet thermique produit dans le bolomètre 

 par un courant continu de 8,29 mdli-ampères est le même que celui qui 

 est dû au courant induit reçu par l'antenne. 



» Le nombre des interruptions était en moyenne de 12 a la seconde. 



)) La valeur de ce qu'on peut appeler l'iV;Ze/z«7e efficace du courant reçu 

 par l'antenne pour une émission unique serait ég de, dans les conditions 

 de l'expérience, à 0,69 miUi-ampère. Comme la résistance de la branche 

 du bolomètre, c'est-à-dire la résistance réduite du pont p, est de 17"', 5, la 

 quantité d'énergie mise en jeu dans le bolomètre est équivalente à 



17,5.0,60 8,0. I ] 



-Ll î— 2- := — : loules par seconde. 



10' lob •" ' 



» La [)uissance est beaucoup plus considérable, car la durée totale de 

 l'oscillation amortie qui prend naissance dans l'antenne réceptrice est com- 

 prise entre 10^^ et io~" seconde. 



