8i.S 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



ilu précédent se produit: les becs se rallument et ainsi de suite. /' est la température 

 niininia. 



» La balance n'entre en fonctionnement qu'aux températures extrêmes. Les vis W 

 limitent l'amplitude de ses oscillations. 



Appareil da/is la position de fermeture de l'obturateur (période de refroidissement de l'étuve). 



r;=^i 



» Un contrepoids CM et la potence P sont mobiles le long de FF. On dispose de 

 leurs situations sur FF pour régler les températures extrêmes l et /'. Dans un appareil 

 dont le réservoir à alcool contient So"^""' environ, l'écart de ces températures peut passer 

 de 2° à 10°. Dans la pratique, pour régler l'appareil, nous déterminons par tâtonne- 

 ment la position de la potence P pour obtenir entre les températures extrêmes (quelles 

 que soient ces températures) l'écart adopté. La position de P étant alors définitivement 

 fixée, nous établissons celle de CM de façon à amener le déclenchement de fermeture 

 à la température maxima choisie t. 



» Glace à cette souplesse de régl;ige, on peut maintenir dans l'étuve 

 une température variant dans de faibles limites autour de la température 

 moyenne optiina. Dans une étuve Schribaux dont les dimensions intérieures 

 sont : hauteur 90"", largeur 60*^™, |)rofondeur 4o'"°, avec un débit de 

 25' de gaz à l'heure, nous obtenons des oscillations entre 24'^ et 26", 5 

 à la partie inférieure de l'étuve, de 24° à 26° à la paitie moyenne et à la 

 partie supérieure. La durée d'échauffemi ut a varié de Sa à 35 minutes; 

 celle de refroidissement de 23 à 35 minutes. Avec lui débit de 5o', 

 pour les mêmes limites, la période d'échauffement n'était que de 

 10 minutes. 



