II 44 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



étaient les mêmes; 2" pour un appareillage donné on pent toujours 

 ramener un tube clans des conditions de fonctionnement déterminées; 

 3° il découle de cela qu'on peut maintenir un tube dans le même état de 

 fontionnement aussi longtemps qu'd est nécessaire. 



» L'emploi du milliampèremètre permet encore de faire fonctionner un 

 tubes à différents régimes sans que son degré de vide change. Pour cela il 

 suffit, étant donné un tube à un régime déterminé, de faire varier brusque- 

 ment les volts du primaire du transformateur, de lire l'intensité immédiate 

 qui résulte de ce changement et <le maintenir le tube à cette intensité, la 

 contre-épreuve prouvant que le tube n'a jjas varié. 



» La deuxième radiographie que je vous présente a été obtenue avec un 

 tube au même degré de vide avec trois régimes différents et en faisant varier 

 le temps de pose d'une façon inversement proportionnelle à l'intensité, de 

 façon à avoir le |)roduit I X T = constante. 



» Ces radiographies sont semblables, ce qui conduit à conclure que, pour 

 un état de vide donné d'un tube, la quantité de rayons émise est propor- 

 tionnelle à l'intensité qui y circule. 



M Voici les données des expériences : 



1° l3=o°>%43, T = 4i'; 



2° I =; !■»% T — 20'; 



3« 1= i">%25, T = i.j%5. 



» Enfin, il était intéressant de comparer différents tubes. On a fait une 

 première expérience sur des tubes Chabaud-Villard, un grand modèle, un 

 petit modèle et un petit modèle à anticalhode conique; une deuxième sur 

 un tube Chabaud et un tube de provenance étrangère très différents 

 comme construction, comme matériaux et comme volume. Dans chaque 

 expérience, les tubes ont été amenés au même régime, déterminé comme 

 il a été dit ci-dessus, les temps de pose étant égaux. Les clichés qui repré- 

 sentent ces expériences montrent des radiographies presque absolument 

 semblables. 



» Il résulte des essais décrits ci-dessus qu'on peut toujours, en employant 

 des appareils de mesure électriques disposés comme il est dit plus haut, se 

 remettre dans des conditions déterminées de fonctionnement d'un tube. 



» Mais il en résulte aussi, chose des plus importantes, que les qualités 

 d'un tube sont suffisamment déterminées par la mesure de l'intensité 

 moyenne de courant qui le traverse, et par son degré de pénétration, et 



