II 54 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



poursuivies à la Physikalische Reichsanslalt, ont renoncé au chaiiiFage au 

 gaz qu'ils employaient encore en 1H9J et adopté le chauffage électrique 

 par fil de platine; ils ont également abandonné les réservoirs de porcelaine 

 pour ceux de platine utilisés jadis avec succès par Pouillet et Becquerel, 

 et qui deviennent bien, au rouge, perméables à Thydrogène, comme l'a 

 montré Sainte-Claire Deville, mais non à l'air ou à l'azote, comme on 

 l'avait cru. Ils ont trouvé ainsi avec un thermomètre à azote à volume 

 constant le nombre io64'\o presque identique au mien (Annalcn derPliysik. 

 t. LXVIII, 1899, p. 817 et t. II, 1900, p. 5oj). 



» Tout récemment (Comptes rendus. 2.5 avril 1904) MM. Tacquerod et 

 Perrot, dans des mesures pyromélriques très intéressantes sur cinq gaz 

 différents, ont obtenu des nombres voisins de 10G7". Ils ont eu recours au 

 chauffage électrique par fils de platine, et ont employé un réservoir iher- 

 mométrique en silice fondue, ce qui, en raison de la faible dilatation et de 

 l'homogénéité de ce corps, constitue un progrès des plus notables. 



» La concordance de ces divers résultats est assez grande pour qu'il y ait 

 intérêt à ramener les nombres précédents à l'échelle absolue. J'ai établi 

 ailleurs (') les formules théoriques et les ai vérifiées au moyen des expé- 

 riences d'une admirable précision de M. Chappuis. 



)i Si l'on appelle t la température centigrade donnée par un thermomètre 

 à gaz à pression constante fonctionnant sous la pression atmosphérique 

 normale, T la température absolue correspondante, T„ la température 

 absolue de fusion de la glace (qui est égale à 273", 08, comme on le déduit 

 des nombres de M. Chappuis), a la constante d'attraction moléculaire de 

 Van der 'Waals, on a, l'unité de pression étant la pression atmosphérique 

 normale et l'unité du volume le volume du gaz à o" sous cette pression : 



T-T„=/ 



273 646 



373 273 4- < V 073 273 -H t 



Si la pression était égale à p centimètres de mercure, le terme cor- 

 rectif!)^ (c'est-à-dire la différence entre T — T„ et /) indiqué par ce calcul 



devrait être multiplié par ^• 



(') Sur les thermomètres à gaz et sur In réduction de leurs indications à 

 l'échelle absolue des températures (pxli'iiil du Tome XllI des Travaux et Mémoires 

 (lu Bureau internalioiiul des Poids et Mesures, 1903 ). 



