SÉANCE DU l6 MAI 1904. I20I 



MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Recherches relatives à la résistance de l'air au 

 moyen d'un nouvel appareil appelé balance dynamométrique. Note de 

 M. Cu. Rexard, présentée par M. Maurice Levy. 



« Les balances dynamomélriques sont des machines employées depuis 

 plusieurs années à l'Etablissement de Clialais pour l'exécution de mesures 

 précises relatives à la résistance de l'air. Elles peuvent être simples ou 

 doubles. 



» La balance simple permet seulement de déterminer la valeur du mo- 

 ment résistant d'un appareil tournant dans l'air autour d'un axe de symé- 

 trie. La balance double permet de mesurer simultanément le moment résis- 

 tant d'une hélice ou d'un groupe symétrique de surfaces obliq>:es et la 

 poussée de ce système, c'est-à-dire l'effort exercé dans la direction de Taxe 

 de rotation. Cet appareil a été surtout employé pour l'étude des hélices 

 dont nous avons communiqué les principaux résultats à l'Académie des 

 Sciences (^Comptes rendus, 23 novembre et 7 décembre iqoS). 



» Balance dynamométrique simple. — La (igure i représente le schéma 

 d'une balance dynamométrique simple montée pour mesurer la résistance 

 d'un groupe de sphères et la figure 2 la photographie d'une balance de 

 1 kilowatt sur laquelle est monté un moulinet dynamométrique {Comptes 

 rendus, 2 mai 1904). 



» L'appareil est une véritable bdance dont la sensibilité peut être réglée 

 par le déplacement du poids Q {Jig. i). Les oscillations sont amorties au 

 moyen d'un plan P oscillant dans une cuve à eau ou à huile C. 



» Sur le Iléau de la balance est monté tout un ((luipage mécanique oscillant avec lui. 

 Cet équipage comprend un moteur électrique recevant son courant par fleux fils plon- 

 geant dans deux godets de mercure. Ce moteui- actionne, par des engrenages qu'on 

 peut changer suivant les besoins, le système svmétrif|ue tournant dans Tair dont on veut 

 déterminer la résistance. Une aiguille a mobile sur un cadran j)eruiet de ramener l'ap- 

 pareil au zéro d'une graduation soit an repos, soit pendant l'expérience. 



» Une résistance R, en forme d'anneau Gramme et sensiblement continue, permet 

 de faire varier l'inleiisilé du couranl. 



» S'il s'agit de mesurer un moment résistant, on équilibre l'appareil au repos eu 

 amenant l'aiguille à zéro au moyen de poids ou de grenaille placés dans l'un des pla- 

 teaux p,p'- On lionne ensuite le courant, le moleur lance le système résistant qui 

 piend bienl(H un mouvement uniforme de rotation. L'équilibre de la balance est dé- 



C. R., 1904, I" Semestre. (T. CXXXVIII, N" 20.) l49 



