1202 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



liiiil cl tout renseiiible ne peut èlre niiiiiileiiu dans s:i po^ilioii initiale que si on lui 

 aj)plique un moinenl égal el conlraire au muinenl do rcaclion de l'air sur l'appareil 

 mobile. 



» On obtient ce résultai en jjlaçant des poids dans l'un des plateaux de la balance 

 {p, jiar e.\.eniple), de façon à i-aniener l'aiguille a au /.éio. 



Balanee d^/iû/^iû/m/nyu&^ù/yile 



» Le nionienl de ce poids par rapporl à l'axe d'oscillalion, dont le bras de levier 

 est connu, est égal nécessairement au niomeut résistant qu'il s'agit de mesurer. 



