1/^20 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



à côté de la vitesse avec laquelle varie la quantité Q. Il sera d'ailleurs 



d'autant plus petit pour une sensibilité donnée que Q sera plus grand. 



» Il convient donc de déterminer la valeur la plus convenable des 

 constantes R et C selon la nature des phénomènes étudiés et l'objet parti- 

 culier de chaque expérience. 



» Je vais en donner un exemple ; 



» Application aux ionisations intenses telles que celtes produites par le radium 

 et les rayons X. — Pour les ionisations très intenses et avec les appareils de dimensions 

 moyennes utilisés ordinairement pour leur étude, Q est de l'ordre lo* coulomb par 

 seconde, c'est-à-dire lo^* ampère. 



» Supposons que l'électromètre employé donne 5oo divisions pour i volt et qu'on 

 veuille apprécier des variations de -j-L; comme on peut estimer facilement la demi- 

 division, on déduit de la formule (i) qu'il faudra prendre 



R ï lo' ohms. 



» Supposons qu'on prenne R = lo' ohms; le temps l au bout duquel E =; QR à ^Ij 



, t ^ logioo 



près est donne par =-7-, i — j 



^ ^ RC loge 



» Ce temps sera donc plus petit que \ seconde par exemple à condition de prendre C 

 inférieur à lO'^ microfarad environ, ce qui est parfaitement réalisable dans la pratique. 

 Les capacités auxquelles on a affaire ordinairement dans les expériences de radio- 

 activité étant bien inférieures à 10-' microfarad, il s'ensuit que ce temps t sera 

 inférieur d'autant à i seconde; on voit qu'ainsi l'appareil enregistre d'une manière 

 pour ainsi dire immédiate les états d'ionisation variables du gaz étudié. 



» Quant à R = 10' ohms, je rappelle qu'on construit facilement des résistances très 

 constantes de cet ordre, comme l'ont montré successivement Hittorf, M. Warburg et 

 M. MaxReich, en employant une solution d'iodure de cadmium dans l'alcool amylique 

 dans un tube à électrodes de cadmium. 



» Cette méthode paraît de nature à être utilisée pour les recherches les 

 plus variées relatives à l'ionisation et à la radioactivité; et peut-être, en 

 raison des avantages énumérés au début de cette Note, pourra-t-elle y 

 rendre quelques services. 



» Il sera, je crois, commode de donner aux appareils construits suivant 

 le principe que je viens d'exposer le nom d'Iono graphes, qui caractérise, 

 semble-t-il, clairement leur objet. 



» Dans une prochaine Communication j'étudierai plus particulièrement 

 l'application de celte méthode à l'enregistrement continu de l'ionisation 

 atmosphérique. » 



