SÉANCE DU i3 JUIN 1904. l^gS 



» Supposons que l'on envoie un gaz uniformément ionisé dans un tube 

 cylindrique C dans l'axe duquel se trouvent placées l'une à la suite de 

 l'autre deux électrodes cylindriques de même diamètre A et B, dont la 

 seconde est plus longue que la première. Si le potentiel initi;il de ces deux 

 électrodes est zéro, et si l'on applique au tube C des voltages croissants, 

 il est facile de montrer que le potentiel de l'électrode B s'élèvera d'abord 

 plus vite que celui île l'électrode A. Pour un certain voltage critique V du 

 tube C, ces accroissements de potentiels s'égaliseront, puis le potentiel 

 de B s'élèvera moins vite que celui de A. Si l'on détermine le débit total U 

 du gaz au moment j)récis où les deux électrodes subiront des accrois- 

 sements de potentiel égaux, on pourra calculer la mobilité K des ions par 



la formule 



\} ^ b C, 



K-= — ^I 



■2tU\ a C1+C2 



/désignant la longueur de l'électrode A, a et b les rayons de l'électrode et du tube 

 extérieur, Ci et C., les capacités des deux électrodes et des systèmes de conducteurs 

 qui leur sont respectivement reliés. 



» Une discussion approfondie de la méthode (Langevin, Cours du Collège 

 de France, janvier 1904) montre d'ailleurs que son exactitude est d'autant 

 plus grande que la mobilité des ions étudiés est plus faible. 



)) Pour constater que les électrodes A et B subissent des accroissements 

 de potentiel égaux dans le même temps, on les réunit respectivement aux 

 deux paires de quadrants d'un éleclromèlre sensible dont l'aiguille est 

 chargée. On isole simultanément les deux paires de quadrants et l'électro- 

 mètre doit rester au zéro. Si l'équilibre n'était pas atteint, l'électromètre 

 dévierait dans un sens ou dans l'autre. 



» Pour mesurer le débit du gaz au moment précis où l'équilibre est 

 atteint à l'électromètre, j'emploie la méthode suivante, fondée sur la 

 viscosité du gaz étudié. Le gaz passe, à la suile du tube C, dans un tube de 

 verre de 3'""" de diamètre et de 10'"°^ de long; entre les extrémités du tube 

 est établie une dérivation en verre de môme diamètre, qui est destinée à 

 servir de manomètre et qui est disposée comme un manomètre du type 

 Topler à bulle de xylol. Quand le gaz passe dans le tube principal, il s'éta- 

 blit, en vertu de sa viscosité, une différence de pression entre les extré- 

 mités du tube, que l'on peut évaluer aisément en mesurant le déplacement 

 de la bulle de xylol contenue dans la dérivation, au moyen d'un viseur 

 porté par le chariot d'une machine à diviser. Cette différence de pression 



