( 551 ) 



La principale difficulté que l'on rencontre dans la déter- 

 mination de la compressibilité à diverses températures con- 

 siste à obtenir une température rigoureusement constante 

 pendant un temps assez long. Ce temps peut dépasser vingt 

 minutes dans certains cas, car on sait que les liquides 

 ne prennent que lentement le volume qui correspond à 

 une pression déterminée. 



Nous avons réussi à vaincre cette difficulté à l'aide de la 

 disposition suivante: le piézomètre R plonge dans un réser- 

 voir A formé de deux enveloppes concentriques entre 

 lesquelles on a eu soin d'introduire une substance peu 

 conductrice, par exemple du coton. Le tout est plongé 

 dans un courant de vapeur qui parcourt le circuit indiqué 

 par la flèche. Après avoir échauffé l'appareil, celle vapeur 

 va se condenser dans le serpentin s et retourne ensuite 

 au récipient N dans lequel on produit l'évaporation. La 

 vapeur qui s'est condensée dans les enveloppes s'écoule 

 également par le tube t dans le récipient N. Il est inutile 

 d'ajouter que la substance peu conductrice qui forme la 

 paroi du réservoir A a pour effet de rendre insensibles les 

 faibles fluctuations de température qui se produisent même 

 au sein d'une vapeur saturée. Dans le courant de ces 

 observations nous avons utilisé les vapeurs d'eau d'alcool 

 et d'acétone. 



Voici la manière dont nous avons opéré : le piézomètre 

 étant muni du robinet r et du réservoir 6, on introduit 

 dans ce dernier le liquide sur lequel, on veut opérer. Le 

 piézomètre est ensuite plongé dans l'eau bouillante et le 

 réservoir 6 est mis en communication avec le récipient 

 d'une machine pneumatique; après avoir extrait l'air de 

 l'appareil, on laisse le liquide s'y introduire. On opère ainsi 

 plusieurs fois en ayant soin de faire en sorte que le vide 



