( 602 ) 



La compensation est ici imparfaite, car elle ne corrige 

 pas entièrement les variations de la température exté- 

 rieure; celles-ci n'agissent pas, en effet, avec la même 

 rapidité sur le vase en verre et sur le récipient en métal. 

 Nous avons bientôt abandonné cet appareil pour nous 

 servir d'un autre calorimètre, de d'Arsonval également, 

 mais légèrement modilié. Il se compose de deux récipients 

 en cuivre rouge, l'un pouvant servir de calorimètre, l'autre 

 de compensateur; tous deux sont d'ailleurs exactement, 

 semblables sous tous les rapports. Chacun de ces réci- 

 pients (1) consiste en une boîte cylindrique A, B, à double 

 paroi, couchée horizontalement, fermée par un couvercle 

 vertical également à double paroi, et représentant l'une 

 des bases du cylindre. Des consoles soulèvent chacun des 

 calorimètres à environ 15 centimètres de la table. 



Les cavités internes de chaque récipient et de son cou- 

 vercle sont réunies par un lube bifurqué T, dont la branche 

 simple est reliée au manomètre différentiel à pétrole M. 

 Sur le trajet de la branche simple de ce tube de commu- 

 nication, se trouve greffé un tube vertical t, ouvert infé- 

 rieurement et établissant par conséquent une communica- 

 tion entre les cavités annulaires internes de chaque 

 récipient et l'air extérieur. Le tube reste ouvert dans 

 l'intervalle des expériences; on empêche ainsi soit l'action 

 déformante sur le récipient, soit le refoulement du pétrole 

 dans l'un des appareils, ce que des variations considérables 



(1) Voici les dimensions du calorimètre: 



La longueur prise extérieurement est de 54 centimètres, la hau- 

 teur de 35. 



La cavité annulaire ayant 3 centimètres, la longueur de la cavité 

 interne est de 51 centimètres sur 27 de hauteur. 



1 



