( 604 ) 



Deux orilices placés aux exlrémilés de l'axe du cylindre 

 assurent la venlilalion de Tespace interne dans lequel se 

 place l'animal. Un troisième orifice, placé latéralement, 

 donne passage à un thermomètre coudé 9 indiquant la 

 température de l'enceinte interne. Ce thermomètre, dont 

 la lecture est très aisée, même à distance, est placé de 

 façon à ne pouvoir subir le contact de l'animal en expé- 

 rience. 



Nous ajouterons que tous les joints des tubes en verre 

 et en caoutchouc sont soigneusement fixés et graissés. Il 

 est facile de conserver le même poli, et par conséquent le 

 même pouvoir émissif aux boîtes calorimétriques. 



Enlin, en ce qui concerne le manomèl.re, Rosenthal a 

 conseillé d'employer le pétrole. Étant moins dense que 

 l'eau, il donne plus de sensibilité à l'appareil; il présente 

 de plus l'avantage de ne pas se congeler. 



2" Précautions à oitserver concernant l'appareil. 



A. On doit s'assurer de l'absence de fuites. A cet effet, 

 on met séparément chacun des calorimètres sous pression 

 (plusieurs centimètres de mercure) et on les surveille 

 pendant vingt-quatre heures au moins. 



Nous tenons compte naturellement des oscillations de 

 la colonne barométrique pendant ce temps; elles pourraient 

 en effet masquer l'effet d'une fuite ou faire croire à son] 

 existence. 



B. Une heure ou deux avant le commencement de 

 chaque expérience, on observe l'état du manomètre. Si, 

 pendant ce temps, l'équilibre a persisté, les expériences 

 ultérieures sont considérées comme valables. 



