( 6()D ) 



C. Les deux calorimètres doivent être suffisamment 

 éloignés l'un de l'autre. La distance sera suffisante si un 

 ihermomùlre sensible, placé dans le calorimètre vide, 

 indique une température égale à celle de la salle. 



D. Il est bon enfin de placer l'animal tantôt dans un 

 (les calorimètres, tantôt dans l'autre, et d'oserver si, dans 

 dans les mêmes conditions, on obtient des résultats iden- 

 tiques. 



E. Nous ferons remarquer que la plupart du temps les 

 lectures du manomètre ont été faites sans lunette, ce qui 

 n'influence en rien les résultats, comme nous avons pu 

 nous en convaincre par la comparaison d'une lecture avec 

 lunette suivie d'une lecture à l'œil nu. 



5° Graduation du calorimètre (1). 



On a procédé de la même façon que Léon Fredericq, 

 {Soustract. sang., p. 89), c'est-à-dire qu'ici aussi la source 

 de chaleur servant de mesure est réchauffement produit 

 par le passage d'un courant constant dans un 111 de maille- 

 chort introduit dans le calorimètre. La résistance du fil 

 est de 0,59 ohms. L'intensité du courant fourni par une 

 batterie d'accumulateurs Julien est de 6,7 ampères. 



En vertu de la loi de Joule, ou a : 



l'R 6,7^ X 0,39 



W = X 3G00 = T- X 3600, 



9,81 X 4:24 9,81 X 4^4 



d'où W = 15,5 calories par heure. 



(1) IVous nous faisons à la fois un plaisir et un devoir de remercier 

 ici M. Éric Gérard, directeur de l'Institut électro-technique Monle- 

 fiorc, annexé à l'Université de Liège, et son assistant M. de Weydlich, 

 qui ont bien voulu se charger de la graduation de l'appareil. 

 5""^ SÉIUE, TOME XX. 40 



