Fig. 6. 



^ — -^ 



■ ( 37d ) 



rature monte d'un degré, l'augmentation de volume qui en 



résultera pour le mercure ne 

 pourra plus que se déverser 

 par le haut dans la chambre 

 barométrique et y fera mon- 

 ter le niveau d'une quantité 

 proportionnelle à la dilata- 

 tion, mais inversement pro- 

 portionnelle à la section c de 

 cette chambre ; de sorte que 

 la différence de niveau entre 

 les deux branches prendra 

 une autre valeur que je dé- 

 signe par (3,. Celte nouvelle 

 colonne, plus élevée que la 

 première, mais d'un liquide 

 moins dense, est-elle encore 

 équivalente à la pression at- 

 i mosphérique? 



Si oui , on pourra déboucher la branche jinférieure sans 

 que le mercure bouge, puisque, au moment oîi l'on dé- 

 gage Je niveau inférieur, l'équilibre existe entre Pi et la 

 pression atmosphérique : le baromètre sera compensé; 

 mais si (3, est plus lourd ou plus léger que l'atmosphère 

 alors, au moment où l'on débouchera la branche inférieure, 

 le mercure baissera ou se relèvera en c' pour monter ou 

 descendre en c et ces mouvements seront inversement 

 proportionnels aux sections respectives des deux branches. 

 Il s'agit, dans tous les cas, de déterminer la valeur de ces 

 déplacements. Pour cela soit toujours : 



q le coefficient de dilatation absolue du mercure, 

 5e — — cubique du verre , 



