( 552 ) 



l'avantage de donner des diagrammes gradués par rapport 

 au temps. 



D'ailleurs rien n'empêche que les excursions du chariot 

 devant le cylindre se succèdent à des intervalles très-rap- 

 prochés, de cinq en cinq minutes, si on le désire. 



Cependant les appareils construits d'après ce principe 

 échouèrent devant le grave obstacle que voici : lorsque la 

 sonde se retire du mercure, il se produit, au moment de 

 Pémersion, une étincelle de rupture qui, oxydant la sur- 

 face mercurielle , met l'instrument hors d'usage au bout de 

 fort peu de temps. Il est vrai que le D'^ Théorell a construit 

 pour les Observatoires de Stockholm et d'Upsal des enre- 

 gistreurs baro- et psychromélriques, dans lesquels il évite 

 cet inconvénient en coupant le courant au moment du 

 contact et en arrêtant en même temps la sonde; mais il 

 n'arrive à ce résultat que par une assez grande complica- 

 tion d'engrenages; son appareil est coûteux (12,000 francs), 

 n'enregistre que la pression atmosphérique et les indica- 

 tions du psychromètre , et exige pour cela trois télégraphes 

 différents. 



DESCRIPTION d'un SYSTÈME MÉTÉOROGRAPHIQUE 

 UNIVERSEL. 



4. — J'ai exposé dans la précédente introduction les 

 principaux systèmes météorographiques qui étaient à ma 

 connaissance lorsque je commençai à m'occuper de cette 

 question. Voici les réflexions que je fis à ce sujet. 



1. Dans les appareils qui enregistrent les indications 

 d'instruments à colonne mercurielle d'après le principe qui 

 a été décrit au § o, on peut éviter l'oxydation du mercure 

 par une disposition extrêmement simple, comme on verra 

 plus loin (§ 8). 



