( 355 > 



II. Au lieu d'enrouler sur le cylindre récepteur de ces 

 instruments une feuille de papier, on peut y mettre une 

 feuille de cuivre mince, la recouvrir du vernis gras des 

 graveurs, puis, remplacer le crayon traceur, qui s'use tou- 

 jours et enlève toute précision , par un burin d'acier. 

 Lorsque cette feuille aura reçu les inscriptions du burin , 

 on pourra la retirer, la plonger pour quelques instants dans 

 de l'eau-forte et elle deviendra une planche gravée dont 

 on tirera, par l'impression, des exemplaires à volonté. 

 Le propriétaire de l'enregistreur pourra communiquer les 

 résultats obtenus à tous les observatoires, et recevoir en 

 échange les renseignements de tous ceux qui auront adopté 

 la même méthode. 



m. Le principe posé par Wheatstone pour les instru- 

 ments à mercure peut être généralisé et appliqué aux 

 instruments à aiguille. 



En effet, reportons-nous à la fig. 1, mais supposons 

 Fig. 2. qu'il s'agisse de relever, 



non plus la position du 

 niveau d'une surface mer- 

 curielle, mais celle de la 

 \ dernièreaiguilleducomp- 

 \ leur d'un anémomètre de 

 ' Robinson. Cette aiguille 

 AB (fig. 2) serait à frot- 

 tement doux sur son axe 

 et les engrenages du compteur seraient calculés de manière 

 que, par les plus grands vents connus, cette aiguille, qui 

 se- déplacerait toujours de quantités proportionnelles aux 

 chemins parcourus par le vent, ne pût jamais exécuter 

 un tour entier dans l'intervalle de deux excursions consé- 

 cutives du chariot (fig. 1). 



\ 



