( 360 ) 



que la roue M redevienne libre, donc avant que la sonde 

 émerge. L'étincelle de rupture n'éclatera plus entre la 

 sonde et le mercure, mais entre le frotteur et l'extrémité 

 du segment, et là elle ne produit aucun effet nuisible. 



On voit que le frolteur et les deux anneaux constituent 

 un distributeur d'électricité, envoyant le courant succes- 

 sivement, et au moment voulu, à chacune des parties du 

 météorograpbe. On pourrait croire qu'il est indifférent de 

 mettre les aiguilles et les surfaces indicatrices en communi- 

 cation avec un quelconque des pôles de la batterie, pourvu 

 que les sondes et les butoirs soient en communication avec 

 l'autre; mais il n'en est pas ainsi. 11 est de la plus haute 

 importance, pour les instruments à mercure, de relier le 

 liquide au pôle négatif; car sans cela, quoiqu'on ait évité 

 l'étincelle de rupture , le mercure s'oxyde plus ou moins 

 au bout de quelque temps. En choisissant, au contraire, 

 le pôle négatif, toute trace d'oxydation disparaît. Ces effets 

 s'expliquent peut-être par l'électrolyse de l'humidité con- 

 tenue dans l'air ou déposée à la surface du mercure. Quoi 

 qu'il en soit, le ménisque du baromètre dont je recueille 

 les indications à Ostende, et qui fonctionne depuis plu- 

 sieurs mois avec la plus grande régularité, ce ménisque, 

 dis-je, est encore aussi brillant que le premier jour. 



9. — Je joins à la présente Notice les diagrammes 

 fournis, depuis son installation, par le météorograpbe 

 en activité à Ostende. J'ai déjà dit que cet enregistreur 

 n'est qu'un appareil d'essai, relativement grossier, et 

 destiné, dans le principe, à la thermographie seulement. 

 Sur un cylindre qui, d'abord, ne devait recevoir que 

 l'inscription de la température , j'ai cherché à loger 

 quatre courbes, figurant respectivement la direction 

 du vent, la pression atmosphérique, la température de 



