( 562 ) 

 augmenter ou réduire à volonté toutes les échelles rien 

 qu'en faisant varier le diamètre du cylindre récepteur. 11 

 y a plus, si Ton grave les échelles sur l'un des anneaux 

 distributeurs 7npj et qu'on remplisse les divisions d'un 

 mastic isolant, les diagrammes sortent tout gradués de 

 l'appareil, car le courant subit une courte interruption 

 chaque fois que le frotteur fh passe sur une division. J'ai 

 appliqué cette méthode au tracé de quelques diagrammes, 

 mais, les échelles étant très-réduites dans l'appareil actuel, 

 je fus obligé de laisser entre deux degrés consécutifs un 

 écartement angulaire assez grand avant d'arriver à des 

 traits isolants d'une largeur suffisante pour couper le cou- 

 rant. Les courbes perdant ainsi de leur netteté, de leur 

 continuité, j'ai abandonné cette méthode; mais dans un 

 appareil à échelles plus grandes, elle pourrait être appli- 

 quée avec avantage. 



11. — On pourrait croire que les fils métalliques qui 

 supportent les sondes doivent s'échaulfer par le passage 

 du courant et nuire ainsi à l'exactitude. Il n'en est rien; 

 — d'abord dans mt)n système, le courant ne passe point 

 par ces fils, il arrive à la sonde par un conducteur spécial 

 (voyez fig. 1); mais, lors même qu'on amène le fluide 

 par ces fils, il ne peut en résulter aucun inconvénient, 

 puisque les traits graves sur le cylindre commencent au 

 moment du contact, c'est-à-dire avant que les fils aient le 

 temps de s'échauffer; et qu'en second lieu leur fin est tout 

 à fait indépendante de la longueur des fils. 



Quant à la dilatation régulière de ces derniers : 

 1°) Dans la thermographie elle modifie, mais dans une 

 proportion presque inappréciable, l'échelle primitive du 

 thermomètre et il est facile de construire l'échelle mo- 

 difiée. 



