( 363 ) 

 2°) Dans le baromètre à siphon cette dilatation a un 

 effet utile , puisqu'elle aide à la compensation. On pourrait 

 construire un baromètre à siphon tel que les variations de 

 niveau dans la branche inférieure soient indépendantes de 

 la température; mais l'instrument devrait contenir une 

 trop grande quantité de mercure lorsque, comme je l'ai 

 fait, on donne à la chambre barométrique un diamètre 

 très-grand, beaucoup plus grand que celui de la branche 

 ouverte, afln que les variations de niveau dans celle-ci 

 soient presque aussi étendues que dans le baromètre 

 Fortin. Je préfère donc de compenser le baromètre d'une 

 autre façon : UL, GQ (fig. 4) sont deux lattes en zinc 

 reliées par un levier LG. La latte GQ porte à son extrémité 

 une petite poulie sur laquelle passe le fil qui soutient la 

 sonde. Enfin la longueur de ces lattes et la position du 

 point d'appui de leur levier (position qui se règle au 

 moyen d'une vis micrométrique) sont déterminées de ma- 

 nière que, par suite des dilatations de tout le système, la 

 sonde descende ou remonte de quantités égales aux varia- 

 lions que les changements de température déterminent 

 dans le niveau de la branche inférieure. J'ai employé, pour 

 déterminer ces variations, la formule suivante : 



à II = . 



Dans laquelle Ah désigne la variation du niveau dans la 

 branche inférieure pour un changement de température 

 de i°. 



c la section de la chambre barométrique, 



c' la section de la branche inférieure (ouverte), 



