( 364 ) 



(3o la hauteur de la colonne mercurielle à zéro qui fasse 



équilibre à la pression atmosphérique, 

 Vo la quantité de mercure, en volume à zéro, que renferme 



l'instrument; 

 enfin q le cociïicient de dilatation absolue de ce liquide et 3e 



le coefficient de dilatation cubique du verre. 



Enfin, pour échapper à Tinfluence de la capillarité, je 

 donne d'abord à la branche inférieure du baromètre un 

 diamètre convenable (lO™"" au moins) et puis, au lieu de 

 faire descendre la sonde suivant l'axe du tube, je la fais 

 passer, au contraire, par le quart du diamètre; car la sur- 

 face du ménisque, en cet endroit, donne assez exactement 

 le niveau corrigé. 



12. — La détermination de l'état hygrométrique de l'air 

 est une question délicate : le psychromètre et l'hygro- 

 mètre à cheveu ne sont pas des instruments parfaits. Aussi 

 me suis-je proposé le problème suivant : 



« Combiner un instrument qui pèse, automatiquement, 

 » le poids de la vapeur d'eau contenue dans une quantité 

 » donnée d'air, et qui inscrive, automatiquement, les 

 » résultats de ces pesées. » J'ai trouvé, pour ce problème, 

 une solution simple, mais je n'en donnerai pas ici la des- 

 cription , car le programme que je me suis tracé au com- 

 mencement de cette notice exige , avant tout, des solutions 

 peu coûteuses. Or l'acquisition d'une balance de précision 

 serait déjà une dépense assez considérable. 



Mais je puis adapter à mon météorographe, soit un 

 psychromètre, soit un hygromètre à cheveu, car ces in- 

 struments peuvent suffir, me semble-t-il, aux besoins ordi- 

 naires de la météorologie. 



L'enregistrement des indications du psychromètre se 



