( 365 ) 

 ferait d'après la méthode adoptée pour le baromètre à 

 siphon. On ne doit pas craindre l'oxydation du mercure : 

 elle n'a pas lieu dans mon système; cela est prouvé par 

 le météorographe qui fonctionne actuellement à Ostende. 

 (Voyez § 8, p. 17.) De plus, une disposition mécanique 

 extrêmement simple me permet d'arrêter les sondes au 

 moment même où elles viennent en contact avec les colonnes 

 mercurielles ; celles-ci ne pourront donc pas se disloquer. 



Si Ton faisait usage de l'hygromètre de Saussure, on pour- 

 rait adopter une disposition qui, tout en rendant l'appareil 

 propre à l'enregistrement, lui donnerait en même temps 

 plus de sensibilité et plus d'exactitude que n'en possèdent 

 généralement les hygromètres de ce genre, tels qu'on les 

 construit pour l'observation directe. En effet, on pourrait 

 supprimer l'aiguille qu'il est difficile de bien équilibrer et 

 dont l'excès de poids, d'un côté ou de l'autre, fausse les 

 indications ; on pourrait supprimer aussi la petite poulie sur 

 laquelle le cheveu s'enroule, mais qui abîme ce cheveu et 

 dont l'axe introduit dans l'appareil un frottement nuisible. 



Voir cette disposition (fig. 5), page suivante. 



Le cheveu AB, suspendu librement à une vis de rappel, 

 porterait à son extrémité, comme poids tenseur, une pointe 

 BC en platine, traversant le fond d'un petit godet G qui 

 contiendrait un peu de mercure; la capillarité empêcherait 

 l'écoulement de ce liquide, ce qui permettrait de mettre la 

 pointe BC en communication avec l'un des pôles d'une 

 batterie sans gêner en rien le cheveu. L'autre pôle serait 

 relié au mercure d'une éprouvette D dans laquelle plonge- 

 rait un cylindre en fer P, suspendu par un fil métallique 

 qui s'attacherait à la poulie z {fig. 4). Lorsque cette poulie, 

 engrenant avec le secteur F (fig. 4) tournerait, le plongeur P 

 s'enfoncerait dans le mercure, et soulevant lentement le 



