( 488 ) 

 ainsi momentanément une partie de l'action totale du 

 vent; il résulterait de ces fluctuations une valeur trop faible 

 pour V. L'anémomètre ordinaire, qui reçoit toujours en 

 plein l'action de la composante horizontale du vent, 

 quelles que soient les fluctuations en azimut de celui-ci, 

 n'étant pas exposé à éprouver ces irrégularités, donnera 

 toujours exactement la valeur de V. Il résulte de là que 

 le rapport Y ne fera pas connaître avec précision la valeur 

 moyenne de l'inclinaison. 



Enfin, l'application de cette disposition ne permettra au- 

 cunement de distinguer les cas où l'inclinaison du vent sera 

 dirigée alternativement de haut en bas et de bas en haut. 



En présence de ces inconvénients, et particulièrement 

 du dernier, il ne convient pas, je pense, d'appliquer celte 

 seconde disposition à l'étude régulière et suivie de l'incli- 

 naison du vent. 



L'appareil qui me paraît appelé à satisfaire aux conditions 

 essentielles du problème est l'anémoscope à ailettes dé 

 M. Piazzi Smith, tel qu'il a été perfectionné par M.Salleron 

 et appliqué par lui à l'enregistrement électro-magnétique 

 des variations en azimut de la direction du vent. La des- 

 cription de l'appareil de Piazzi-Smith, qui est un des plus 

 sensibles, se trouvant dans plusieurs traités, je me dispen- 

 serai de le faire connaître. Je me bornerai à quelques 

 indications sur le mode d'application de l'appareil au 

 relevé des inclinaisons du vent. Supposons d'abord un axe 

 mobile vertical, qui s'oriente constamment de lui-même 

 suivant l'azimut du vent par l'action de celui-ci sur un 

 système de girouette quelconque appliqué à cet axe. Sup- 

 posons qu'à son sommet on ait adapté un appareil de 

 Piazzi-Smith, disposé, non plus suivant le mode ordinaire, 

 mais de telle sorte que son aiguille indicatrice soit amenée 



