( 219 ) 



moscope de Chauveau et Marey n'en furent pas satisfaits, 

 et s'appliquèrent à construire d'autres modèles de mano- 

 mètres élastiques. Les manomètres de Hûrlhle, de Gad, de 

 Fick, etc., sont actuellement employés couramment dans 

 les laboratoires allemands, à l'exclusion du sphygmoscope 

 de Chauveau et Marey. 



L'auteur de la notice qui nous est soumise a fait, avec 

 ces différents manomètres, des essais comparatifs, tantôt 

 en appliquant les instruments simultanément à la même 

 artère d'un animal, tantôt en les reliant à un appareil per- 

 mettant de réaliser à volonté des variations de pression 

 suivant un tracé donné. Il a comparé également les courbes 

 de pression artérielle avec le tracé hémaulographique 

 recueilli simultanément. 



La conclusion générale à laquelle il arrive, c'est que les 

 manomètres de Hurthie, de Gad et de Fick, sont tous trois 

 d'excellenis instruments, mais que le sphygmoscope de 

 Chauveau et Marey (légèrement modifié par réduction de 

 de la chambre de liquide) ne leur est pas inférieur, et est 

 également capable de suivre et d'enregistrer correctement 

 les phases les plus subtiles et les plus rapides des varia- 

 tions de la pression artérielle. Le sphygmoscope présente 

 sur les autres manomètres élastiques l'avantage d'une 

 construction et d'un maniement beaucoup plus simples. 

 On peut improviser cet instrument au moyen d'objets en 

 verre et en caoutchouc, que l'on trouve dans tout labora- 

 toire. 



Je propose à la Classe : 1" d'insérer dans le Bulletin de 

 la séance l'intéressante communication de M. Ansiaux, 

 avec les figures qui l'accompagnent; 2" de voter des 

 remerciements à l'auteur. 



