( 218 ) 



F^e travail de M. Griffilhs est intéressant, et j'ai l'hon- 

 neur d'en proposer l'impression dans le Bulletin de la 

 séance. » 



Ces conclusions, appuyées par M. Errera, second com- 

 missaire, sont adoptées par la Classe. 



Recherches critiques et expérimentales sur le sphi/gmo- 

 scopede Chauveau elMarey, elles manomètres élastiques; 

 par Georges Ansiaux. 



Ha/tpot'i de M. IL.éon M-'faleficfji, pt'entiet' cotutnigsait'c 



« Le manomètre à mercure (manomètre inscripteur de 

 Ludwig) nous fournil des indications suffisantes, lorsqu'il 

 s'agit seulement de la valeur moyenne de la pression arté- 

 rielle ou des variations à longue période de cette pression : 

 mais l'instrument est incapable, à raison de l'inertie de la 

 masse de mercure à mettre en mouvement, de suivre et 

 d'indiquer correctement les oscillations brusques et déli- 

 cates de cette pression, telles qu'elles se produisent aux 

 différentes phases d'une pulsation cardiaque. 



Chauveau et Marey ont construit, il y a près de trente 

 ans, un manomètre artériel auquel ils donnèrent le nom 

 de sphygmoscope, et dans lequel la pression artérielle était 

 contre-balancée par l'élasticité d'une membrane en caout- 

 chouc. La masse, mise en mouvement à chaque variation 

 de pression, est ici réduite à un minimum : aussi la courbe 

 fournie par le sphygmoscope fut-elle considérée, par les 

 inventeurs et par leurs élèves, comme représentant fidèle- 

 ment les moindres changements de la pression artérielle. 



Les physiologistes allemands qui essayèrent le sphyg- 



