( 586 ) 



bouchon. Si l'on a soin de choisir le doigl de gant relali- 

 vemenl pelil eu égard au volume du bouchon, il conser- 

 vera, en vertu de son élasticité, la position que lui a donnée 

 l'opérateur, et présentera une certaine tension. 



I.e bouchon doit représenter une section de cône assez 

 élevée, de façon à ne pas permettre un glissement de la 

 parlie en verre c; c'est dans le même but que celle-ci 

 doit être assez étroite et nécessiter un certain effort dans 

 l'adaptation des deux parties. 



Le bouchon est traversé par une canule en verre (fig. 2, 

 en B) dont l'extrémité périphérique arrive au niveau de la 

 surlace du bouchon. 



Au cours d'une opération de longue durée, il est néces- 

 saire de surveiller l'appareil et d'empêcher le glissement 

 de la membrane le long des parois du bouchon, d'où 

 tendance, par conséquent, à former une chambre de liquide 

 plus ou moins considérable. 



Comme pour les autres manomètres, nous examinons 

 le sphygmoscope aux points de vue de l'exactitude dos 

 indications et de la rapidité d'inscription. 



A. De légères augmentations de pression alternant avec 

 des dépressions, sont- rendues avec exactitude par le 

 sphygmoscope, quoique ces variations se suivent à de 

 courts intervalles. On peut le constater aux diflereiites 

 pressions comprises entre 5 et 20 centimètres de mercure 

 (fig. 4, 7, 8 et 18). Sous ce rapport, le sphygmoscope ne 

 le cède en rien au Gad (lig. 8 et \S). 



B. L'absence de vibrations propres se constate sur tous 

 les graphiques déjà cités (voir aussi hg. 9). 



C. L'inscription à de faibles pressions semble retarder (1 ) 

 unpeusurcelleduGad,mais sefaiten même temps que celle 



(i) Voir plus loin § 3, III. 



